ÉCHANGES GAZEUX DES PLANTES AQUATlOL'ES. 47 



extrémité d'un petit tube de caoutchouc t formant la partie 

 frottante du piston sur le corps de pompe. Un semblable 

 système tient parfaitement le vide parfait, quand l'extrémité 

 inférieure est fermée par le doigt, si on a la précaution de 

 garder un peu d'eau ou de mercure au-dessus du piston )u. Le 

 diamètre interne est assez faible (4 à 5 millimètres) pour que 

 1 centimètre cube produise une longueur totale de plus de 

 5 centimètres, ce qui permet d'apprécier avec la plus grande 

 facilité les cinquantièmes de centimètre cube et même les 

 centièmes. 



Supposons qu'avec ce petit appareil on veuille mesurer 

 1 ou centimètres cubes de gaz recueillis dans le corps de 

 pompe de l'appareil d'Alvergniat : on plonge la partie infé- 

 rieure évasée de l'éprouvette dans le mercure de la cuvette ce 

 de cet appareil, de manière à coiffer l'ouverture de sortie des 

 gaz (o, fig. 1); puis en aspirant avec le piston, on remplit la 

 totalité du tube avec du mercure. 11 suffit alors d'ouvrir avec 

 précaution le robinet de la pompe pour voir le gaz se dégager 

 dans le tube gradué en déplaçant le mercure. On bouche 

 l'ouverture inférieure avec le doigt, et, après avoir porté sur 

 la cuvette de l'appareil à analyse, on abaisse le piston jusqu'à 

 égaliser les niveaux à l'extérieur et à l'intérieur. On lit le 

 volume sur le tube gradué; puis on coiffe le bout hbre du tube 

 capillaire de l'appareil à analyse par la portion évasée de 

 l'éprouvette, et, en abaissant doucement le piston, on amène 

 le gaz en contact avec l'ouverture de ce tube capillaire; il 

 suffit alors d'y aspirer ce gaz pour pouvoir procéder ensuite à 

 l'analyse à la manière ordinaire. 



On voit que l'avantage de cette forme d'éprouvette graduée 

 est tout entier dans la mobilité de sa partie fermée, mobilité 

 qui permet d'amener le gaz dans une région rétrécie où la 

 mesure des volumes est très précise, puis de le ramener dans 

 une région élargie, voisine de l'ouverture, d'où on le retire faci- 

 lement. Le piston permet de joindre les avantages d'une 

 éprouvette étroite à ceux d'une large éprouvette, car il pro- 

 mène l'index gazeux d'une région à l'autre à volonté. 



