DEL PROF. GALILEO FKRKARIS 



133 



Descrizione delle esperienze. — L'apparato calorimetrico (1) consiste essenzial- 

 mente in una spirale di filo di argentana del diametro di 0,4 milliraeiri e della lun- 

 ghezza di circa 2,40 metri, ayvolta su di un disco di ebanite, coperta di una spalma- 

 tura di g'orama lacca, ed immersa nell'acqua di un calorimetro di rame argentato, 

 chiuso, del diametro di circa 12 centimetri e dell'altezza di 20 centimetri. Il calori- 

 metro è protetto nel modo solito da un recipiente cilindrico di ottone, chiuso, il quale a 

 sua volta è protetto da una cassa di legno. Il termometro, che passa in un foro centrale 

 esistente nel disco di ebanite, è tenuto da un tappo forato in una tubolatura esistente 

 nel centro del coperchio. Esso ha una graduazione in decimi di grado, ed è osservato 

 per mezzo di un cannocchiale col quale si apprezzano con sicurezza i quinti di divi- 

 sione, ossia i cinquantesimi di grado. Due fori praticati nel coperchio e muniti di 

 tubetti di caoutchouc indurito lasciano passare liberamente due fili di rame di 1,1 

 millimetri di diametro attaccati inferiormente alle estremità della spirale e portanti 

 superiormente i morsetti per la inserzione nei circuiti. Per mezzo di questi fili si 

 può far jiassare la corrente nella spirale. Una traversa di ebanite collega esternamente 

 i due fili ed è attaccata ad un cordoncino passante su di una carrucola, per mezzo 

 del quale si può imprimere alla spirale un regolare moto di saliscendi dell'ampiezza 

 di circa tre centimetri, il quale serv^e a rinnovare l'acqua in contatto del filo ed a 

 rendere uniforme la temperatura nel calorimetro. 



Adoperando, come io feci, un medesimo calorimetro, tanto per la misura sul cir- 

 cuito secondario, quanto per quella sul circuito primario, si evitano le difficoltà delle 

 misure assolute ; si evita anzi il bisogno di determinare la costante del calorimetro 

 e la resistenza della spirale, costante e resistenza che scompariscono nei quozienti 

 che si hanno a calcolare. 



La costanza della intensità media della corrente primaria si ottiene per mezzo 

 del regolatore della corrente eccitatrice della macchina dinamoelettrica, e si con- 

 stata per- mezzo di un elettrodinamometro di Siemens inserto nel circuito. La costanza 

 della media differenza di potenziali fra i due morsetti terminali della spirale pri- 

 maria del trasformatore, o tra le estremità della resistenza che nella seconda parte 

 dell'esperimento viene sostituita all'apparecchio, si ottiene col far variare questa 

 resistenza , e si constata con un elettrometro di Mascart adoperato col metodo di 

 Joubert. Quando la differenza di potenziali è superiore a quella per cui l'elettrometro 

 è servibile, si uniscono i due punti, pei quali si vuole constatare la costanza della 

 media differenza di potenziali, con un circuito derivato di grandissima resistenza fatto 

 con lampade ad incandescenza riunite in tensione, e si attaccano i fili dell'elettro- 

 metro a due punti convenienti di detto circuito. Siccome non si hanno a fare mi- 

 sure, ma semplicemente si vuole constatare la costanza dei potenziali, così non importa 

 conoscere le resistenze delle lampade nè verificare la loro uguaglianza ; unicamente 

 è necessario che la resistenza sia grandissima acciocché la derivazione non disturbi 

 sensibilmente i fenomeni che avvengono nel generatore secondario. Nelle mie espe- 

 rienze si adoperarono ordinariamente dodici lampade Edison, delle quali si compren- 



(1) !1 calorimetro era stato preparato, in parte, da una Commissione nominata dalla Giurìa, e 

 composta dei Prof. H. E. Weber di Zurigo, E. Voit di Monaco, A. Roiti di Firenze e dell'autore 

 della presente Memoria. Esso doveva servire per esperienze da farsi dalla Giurìa; esperienze cbe poi 

 non poterono essere intraprese. 



