136 KICKKCUl': SUL GENERATORE SECONDARIO GAULARD E GIBBS 



Quando col commutatore Cab era stabilita la comunicazione tra C ed a l'elettro- 

 metro indicava la media caduta di potenziali tra le due estremità]? e q della spirale 

 primaria deirapparecchio Gaulard ; quando invece col commutatore Cab era stabi- 

 lita la comunicazione di C con b Telettrometro indicava la caduta di potenziali tra 

 le estremità b q q del conduttore brFlOBHq il quale comprendeva il calorimetro 

 oppure la resistenza laterale ug-uale i?, e comprendeva inoltre la resistenza r che si 

 poteva far variare a piacimento, onde ottenere nell'elettrometro una deviazione 

 ug"uale a quella dovuta al generatore secondario. 



La resistenza r, come la r', è ottenuta per mezzo di una spirale di grosso filo 

 di argentana doppio avvolta a larghe spire su di un grande telaio di listelli di legno. 

 Per evitare gli effetti della selfinduzione la spirale era avvolta in modo che la corrente 

 discendesse per le spire d'ordine impari e risalisse per le spire d'ordine pari. La spirale 

 completa aveva una resistenza di circa 16 ohm. Per far variare comodamente la resi- 

 stenza r senza interrompere mai il circuito il commutatore Cab invece di avere, 

 come per semplicità si è supposto nella figura, due soli contatti a e &, ne aveva 

 dieci; il primo di questi comunicava come Va della figura col morsetto p del gene- 

 ratore secondario; gli altri comunicavano per mezzo di altrettanti fili di rame con 

 diversi punti della spirale r. Le piccole variazioni poi della resistenza r si ottene- 

 vano per mezzo di un filo di rame d saldato in e, all'origine della spirale r, del quale 

 l'estremità c poteva farsi scorrere lungo la spirale medesima e fissarsi in una posi- 

 zione qualunque. 



La resistenza del conduttore Cbr FlOlìHq si misurava immediatamente dopo di 

 ciascun esperimento per mezzo di un ponte di resistenza a ciò predisposto, che si col- 

 legava coi punti C Q q. Subito dopo si misurava col medesimo ponte la resistenza 

 del circuito secondario completo, tra i punti « ed o. 



Ora ecco con quale ordine si procedeva in ciascun esperimento. Messa nel cir- 

 cuito secondario una certa resistenza r' misurata, si collocava nel commutatore a b 

 la spina in a, e col commutatore Ca& si faceva contatto su a; il commutatore omn 

 del calorimetro si disponeva col contatto su n in modo da escludere il calorimetro 

 e inserire in sua vece uel circuito la resistenza uguale V R. Ciò fatto, si faceva col 

 commutatore ABY contatto su 5 e si faceva con ciò arrivare la corrente nel labo- 

 ratorio. La corrente primaria passava allora per B M S C ap Gq DXZ e faceva così 

 funzionare il generatore secondario G, producendo una corrente secondaria la quale 

 partendo da s passava per r' Li^o n RV 1 1. Un osservatore leggeva le deviazioni del- 

 l'elettrodinamometro <S e dell'elettrometro ne constatava la costanza, e le regi- 

 strava. Intanto un altro osservatore leggeva la temperatura del calorimetro. 



Ad un segnale del primo osservatore il secondo girava il commutatore omn del 

 calorimetro facendo contatto su m ed inviando la corrente secondaria per m 2 nel 

 calorimetro. 



Dopo un minuto, ad un secondo segnale, l'osservatore applicato al calorimetro 

 rimetteva il commutatore su w e leggeva la nuova temperatura. Durante l'osserva- 

 zione un aiutante teneva in moto la spirale del calorimetro per rinnovare l'acqua 

 in contatto del filo e rendere uniforme la temperatura. Così era fatta la prima parte 

 dell'esperimento. 



Posto il commutatore ABY sul contatto Y per escludere dal circuito il labora- 

 torio, e poter maneggiare senza pericoli i commutatori, si toglieva la spina del com- 



