DI G. G. FERRIA 



211 



di separazione del primo dal secondo ramo del diagramma della deformazione propria 

 del solido ; vale a dire in \m punto che rappresenta nella sua ordinata la reazione 

 dell'ostacolo contro il solido. 



Resta così evidente il punto del diagramma della potenza la cui ordinata è pro- 

 porzionale alla reazione dell'appoggio, giacché esso è un vertice ; ed il grado di esat- 

 tezza della sua determinazione dipende da quella con cui lo strumento può tener conto 

 dei piccolissimi spostamenti del punto D e delle grandezze della, forza F che li 

 produce. 



§ 3. — Generalità. 



CoU'ergomotro costrutto, del quale si presenta una veduta fotografica (tav. 2j, 

 il diagramma della deformazione propria e quello della potenza si ottengono auto- 

 maticamente. I valori della forza F e degli spostamenti del punto D si leggono di- 

 rettamente su apposite scale. Il lavoro molecolare sviluppato nel solido si deduce dalle 

 aree dei due diagrammi, sostituendo alle ordinate i valori corrispondenti di F ed 

 applicando il metodo delle quadrature. 



L'approssimazione nei valori di è di 2 chilogrammi circa; quella degli spo- 

 stamenti del punto D è di di millimetro. 



50 



Una parte dello strumento è fissa, e si chiama il compressore. Questo agisce 

 contro il solido, appoggiandosi saldamente ad un ritegno inamovibile, mentre l'altra 

 trasmette ad essa gli sforzi della potenza. Questa seconda è mobile e vien collocata 

 in luogo adatto per le osservazioni. 



PARTE SECONDA. 

 APPLICAZIONI 



SoMMAKio. — 1. Determinazione delle reazioni degli appoggi. — 2. Distribuzione dei pesi sulle ruote 

 dei veicoli. — 3. Distribuzione dei pesi sui sostegni delle travate. — Forinola di Clapeyron. — 

 4. Resistenza delle travi alla flessione - Ferri a T. — 5. Resistenza delle colonne. — 6. Determi- 

 nazione del coefficiente di elasticità longitudinale. 



% l. — Determinazione delle reazioni degli appoggi. 



Questo è il problema generale che comprende la maggior parte delle questioni 

 pratiche. 



Per questi casi è solo necessario dedurre il diagramma della potenza. 



Infatti nulla influisce sulla lunghezza delle ordinate , epperò sulla misura cer- 

 cata, se anclie avviene un cedimento nel sostegno del compressore, ciò che si tradur- 

 rebbe in un aumento di assissa nei diagrammi. Questo cedimento non potrà incomin- 

 ciare che neir istante della separazione del solido dal sostegno , la quale richiede 



