367 



111 M ELETTIlllClLOliUlETIlll 



E UI 



ALCUNE MISURE FATTE CON ESSO 



INTORNO AL 



GENEit.u'iiRi'; sEi:oMi.\niii mmw e oibiìs 



MEMORIA 



DEL 



Prof. ANTONIO RÒlTI 



Appr. nell'adunanza, del 12 Aprile 1885 



Fi}?. 1. 



1 . — Descrizione dell' elettro-calorimetro. 



La corrente passa per un'elica formata di più metalli, la riscalda e la deforma: 

 si misura la deformazione alla fine d'un tempo determinato : e tale deformazione, entro 

 certi limiti , è senz' altro proporzionale alla quantità di calore svolta 

 dalla corrente nell'unità di resistenza del circuito, durante l'unità tempo. 

 Ciò vale anche per correnti comunque variabili , perchè è piccolissima 

 l'induzione dell'elica sopra se stessa. 



Invece di una sola , sono due le spirali che adopero : sono due 

 spirali Breguet, entrambe destrorse; ma una, AC (fig. 1), è avvolta con 

 l'argento all'esterno, cos'i che si svolge col riscaldamento; mentre l'altra, 

 GB, avendo l'argento all'interno, si restringe sopra se stessa. Sono saldate 

 insieme all'estremo C, così da formare una sola elica AB la quale, 

 trovandosi tesa verticalmente co' suoi due capi fissi, farà ruotare in 

 un verso o nell'altro un indice CD, unito alla saldatura di mezzo, se- 

 condo che si riscalda o si raffredila. Per apprezzare anche gli spostamenti 

 piccolissimi, ho avuto ricorso al solito artifizio di sostituire all'indice CD 

 uno specchietto, nel quale si osserva con cannocchiale e scala. 



I due bastoncini 3[ H , KN, provvisti di serrafili, guidano la 

 corrente nell' elica ; ma per localizzare meglio il calore , sono interposti \' B-< 

 due filini di argentana HA, KB fra l'elica e quei bastoncini, i quali ^ 

 sono grossi perchè devono essere rigidi. Essi scorrono a sfregamento entro 

 le ghiere impiantate nel centro di due dischi d'ebanite: e possono venire comunque 

 orientati , e fissati poi con le viti U, V. 



