368 DI UN ELETTKOCALORIMETRO E DI ALCUNE MISURE FATTE CON ESSO ECC. 



I due dischi d'ebanite sono invitati alle estremità di un tubo d'ottone (fig. 2), il 

 quale ha molte aperture laterali , fra cui due grandi finestre nel mezzo , là di faccia allo 

 specchietto. Questo tubo forato ha l'ufficio di tenere rigidamente connesse fra loro le 



due estremità dell 'elica , e di permettere 

 ■ che si dia allo specchietto qualsiasi orien- 

 tazione , senza forzare punto le spirali 

 Breguet. A tal fine esso entra esattamente 

 nei due fori praticati sul coperchio e nel 

 fondo del recinto caloriraetrico, che è a 

 doppia parete E , F perchè possa ac- 

 cogliere una buona quantità d' acqua , 

 e cos'i proteggere la camera interna e 

 le spirali dagli sbilanci di temperatura 

 della stanza. L'acqua si potrebbe anche 

 fiir circolare mercè le chiavette C, C; 

 ma di ciò non si è mai mostrata la 

 necessità. 



L'orientazione lenta del tubo e dello 

 specchietto si ottiene al solito modo con 

 hi vite perpetua Z che ingrana in un 

 rocchetto. 



La maniera di operare è quanto mai 

 semplice. Basta che un tasto di resi- 

 stenza trascurabile chiuda sopra se stesso 

 il calorimetro , così che la corrente ne 

 sia sempre esclusa, meno che pel tempo 

 durante il quale si tiene aperto il tasto : e sarà facile rendere automatica tale apertura 

 in guisa che la durata ne risulti rigorosamente costante per ogni serie di osservazioni. 

 Ma per ora si è operato a mano . contando le battute di un metronomo o di un 

 pendolo, da una persona diversa da chi stava al cannocchiale, e in tal modo questi 

 non aveva altra preoccupazione all' infuori di leggere sulla scala la posizione iniziale 

 e la deviazione massima. 



Per dare un'idea del grado di sensibilità che offre il primo modello di elettro- 

 calorimetro (*), che ho fatto qui costruire con due spirali ritirate dalla casa Breguet 

 di Parigi, dirò che una corrente di due centesimi d'ampère produce in 14 secondi 

 una deviazione maggiore di un millimetro, quando la scala si trova a 160" dallo 

 specchietto. 



Da alcune prove preliminari mi sono convinto che questo strumento può servire 

 egregiamente allo studio del calore svolto nel circuito dalle scariche dei condensatori, 



(') Sto costruendone un aldo nel quale sostituirò alle eliche cilindriche delle spirali piane, così 

 che riesca meno tremulo; e spero di riuscire ad un modello abbastanza sensibile per metter da parte 

 lo specchietto, ed abbastanza sicuro per poterne raccomandare l'uso anche nelle officine, invece del- 

 l'elettrodinamometro. 



