370 



DI UN ELETTEOCALOKlMErRO E DI ALCUNE MISITÌE FATTE CON ESSO ECC. 



Quest'altra serie di esperienze è stata fatta con l'intento di vedere come variano 

 le deviazioni del calorimetro variando la durata del passaggio della corrente. 



Tavola II. 



t. Durata della corrente in secondi. 



0. Deviazione del calorimetro in centimetri della scala, ma ridotta ad arco. — 

 Distanza dalla scala allo specchietto 160^ 



Intensità della corrente 0,255 ampère, adottando per l'intensità della com- 

 ponente orizzontale terrestre 0,222 dine. 



t 







t 







2' 



3^96 



12 



16,04 



4 



(3,65 



14 



17,75 



6 



9,59 



16 



19,59 



8 



12,08 



18 



20,82 



10 



14,26 



20 



22,35 



La deviazione dev'essere in ogni istante proporzionale ali" eccesso di tem- 

 peratura dell'elica sull'ambiente, e questo deve soddisfare all'equazione differenziale: 



dQ 



che, integrata, dà : 



a \ 



1-c 



dove / è il tempo del passaggio della corrente, il calore svolto nell'unità di tempo, 

 ed a e c sono costanti. 



2. — Cenni preliminari sul generatore secondario. 



11 generatore secondario di Gaulard e Gibbs si compone, come oramai è noto a 

 tutti, di due eliche formate di tante corone circolari di sottile lamina di rame inge- 

 gnosamente collegate e sovrapposte in maniera che le spire d' un'elica si alternino 

 con quelle dell'altra. Esse vengono a formare un tubo cilindrico , nel quale è intro- 

 dotto un fascio di fili di ferro. 



La corrente rapidamente alternata cii una macchina dinamo-elettrica passa succes- 

 sivamente per una delle due eliche (['elica primaria) d'un certo numero di generatori ; 

 mentre le lampade chiudono le eliche secondarie , sia separatamente, sia riunendole 

 in serie, oppure in arclji multipli, a seconda del bisogno. Così una sola macchina dinamo- 

 elettrica può alimentare simultaneamente delle lampade dei tipi più svariati. 



