64 OBSERVATIONS SUR LA HAUTEUR DU MONT-ROSE ETC. 



leinps la hauteur dvi méniscp.te dans la branche longuc. Elle restait cons- 

 tamment =o,'^"""-, elle aurait dimiiuié par l'inti^oduclion de l'air. 



L'erreur de notre iustrument avait eté constatée par sa comparaison 

 directe au baromètre Fori in de FObservatoire de Paris ; il en résultait 

 une correction pour le baromètre Greiner 47 = 2 i 



Les corrections des insti'uments, servanl anx calculs de nos observa- 

 tions, sont rénnies dans le tableau suivant ; on y trouve aussi la hauteur 

 absolue que nous avons adoptée pour les difféi-enles stations. Les correc- 

 tions qui ont été deduites de la comparaison directe à notre baromètre 

 en i85i sont marquèes par le jour de la compai^aison. Il nous est un 

 doux devoir de profiter de cette occasion pour répéter notre vive recon- 

 naissance à MÌNI, les Observaleurs, qui ont bien voulu nous communicjuer 

 leurs observations. 



Comparaison des baromètres. 



Zurich .... 442,3 ra. Baromètre de Horner (consiruit 



par Oeri, à récole canlonale). Juill. 2G corr. — 0,13 — 0,141 Bbavais 1842 



com. par M. Uofmeisteb. 



Berne 570,8 Bar. ]>ar Loder cliez M. WoLF. . Aoùt 4 corr. -+-0,70 



Genève ... 407,0 Bar. de l'Observatoire corr. 0, 54 | Délerm. et com. par 



St-Bernard 2473,0 Bar. de l'Uospicc corr. -0,35 \ I'lantamour. 



.\osle 614,0 Bar. de M. le Chanoine Cabrel . corr. La dépression capili, de 



0,3 mm. est ci. par l'em- 

 placemeiit de l'echelle. 



Milan .... 147,1 Bar. de l'Observatoire corr. 0, 557 Dét. 1847 com. par M. 



Carlini. 



Turin 237,0 Bar. par Fortin à l'ancien Obser- 



vatoire do l'Ac. Royale .... Aoùt 11 corr. -+-0,24 -i- 0, 224 Ironvée par M. 



Laugier 1848. I.es ob- 

 serv. Olii eté faites par 

 MM. Plana et Caistu'. 



Nous nous sommes servis aussi quelquefois d'un ihermobaromètre pour 

 la détermination des hauleui's. L'appareil dans lequel on faisait bouillii^ 

 de l eau distillée ou de neige fraiche offrait tonte la garantie désirable 

 contre un refroidissement de Tespace qui contenait la vapeur d'eau, et 

 du ili de mercuie au-dessus de la branche dii thermomètre. Le thermo- 

 mètre était un instrument de Fastré N." 169. Nous avions soin de vé- 

 rifier à yilusieurs reprises le zero que nous avons trouvé à i63, 6 de 

 l'échelle arbitraire, sans y observer des changements pendant le voyage. 

 La pression baroniètrique a été déduite de la iemjiérature de l'eau bouil- 

 jante, d'après les tables de M. Regnatji.t ; les comparaisons de ces résultats, 



