DI ANGELO BATTELLI 'i-' 



termostato, fiuchò la densità dellacqua e del vapore saranno differenti, l'indice della 

 bilancia rimarrà inclinato; esso invece si porterà sul mezzo della sua scala, indicando 

 che il tubo è in posizione orizzontale, quanlo la densità del liquido e del vapore 

 saranno uguali. 



Nadeydine prendeva la temperatura osservata in questo ultimo istante come tem- 

 peratura critica dell'acqua, e il corrispondente volume come volume critico, poggian- 

 dosi sul fatto, ormai accertato, clie alla temperatura critica la densità del liquido e 

 del vapore sono uguali. 



Egli ott(ìnne in tal modo : 



La temperatura critica = 358°, C. 



il volume » = 2", 331 per un grnmma di sostanza. 



Questo metodo però può lasciar adito a qualche dubbio intorno all'esattezza dei 

 risultati ; giacché se il volume iniziale del liquido fosse stato troppo piccolo, il li- 

 quido stesso poteva evaporarsi tutto quanto prima di raggiungere la temperatura cri- 

 tica; e se, per contrax-io, fosse stato troppo grande, il liquido dilatandosi avrebbe 

 potuto riempire tutto il tubo, il quale si sarebbe messo allora in una posizione orizzon- 

 tale senza aver raggiunto la temperatura critica. È vero che il Xadeydine fece diverse 

 determinazioni con diverse quantità di liquido, scegliendo poi come temperatura cri- 

 tica la più alta a cui potè osservare l'equilibrio della bilancia, e come volume cri- 

 tico quello corrispondente a tale temperatura ; ma ciò non esclude ancora assoluta- 

 mente ogni dubbio. 



Da quanto ho riferito risulta adunque che non solo mi erano necessarie dirette 

 esperienze per stabilire con sicurezza il punto critico del solfuro di carbonio e del- 

 l'acqua, adopei'ando le sostanze purissime e sopratutto quegli stessi campioni dei quali 

 vengo studiando le altre proprietà termiche; ma, in particolar modo per l'acqua, era 

 riempire una lacuna il determinare nel punto critico tutti e tre gli elementi : tem- 

 peratura, volume e pressione. 



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO 

 PEL SOLFURO DI CARBONIO 



Mi fu necessario adoperare mezzi diversi per le determinazioni sopra il solfuro 

 di carbonio e per quelle sull'acqua, poiché l'apparecchio più comodo e più sicuro, 

 che mi servì pel primo dei due liquidi, non poteva adattarsi, come si vedrà, per il 

 secondo. 



L'apparecchio pel solfuro di carbonio era costituito (fig. 1 ) di ima campanella 

 A accuratamente graduata, la quale conteneva il vapore in istudio; di una specie di 

 stufa nella quale la campanella era collocata, e che serviva a portarla ed a man- 

 tenerla a temperature diverse; di un congegno per scorgere la più piccola traccia di 

 vapore condensato; di un altro congegno per esercitare sul vapore le pressioni che si 

 volevano, e di un manometro per misurare le pressioni esercitate. 



