DI ANGELO BATTELLI 



33 



io volli cambiare di pochissimo (perfino di '/^^ di grado) la temperatura del vapore 

 da un' esperienza all'altra, per cogliere il vero punto in cui si era raggiunta la tcm - 

 peratura critica. 



Per misurare la temperatura nell'intorno del recipiente R' adoperai nelle prime 

 esperienze un termometro diviso in gradi, accuratamente campionato mediante un ter- 

 mometro ad aria. Ma in seguito, sia perchè riusciva molto incomodo il leggere col 

 cannocchiale dentro il recipiente Jì' contemporaneamente l'altezza del menisco del mer- 

 curio nella campanella e la temperatura sul termometro ; sia perchè il termometro a 

 mercurio, per effetto del continuo spostamento dello zero, non mi dava l'esattezza che 

 desideravo, sostituii ad esso una coppia termoelettrica formata con zinco e pakfong. 



I due fili metallici che costituivano la coppia avevano il diametro di circa 

 2 mm. , e ad una estremità dove erano saldati insieme si allargavano in due lastrine 

 lunghe cinque o sei centimetri ; cosicché la saldatura che ne risultava poteva legarsi 

 sopra la campanella che conteneva il vapore. 



La coppia fu graduata con tutta cura, affinchè desse con esattezza la temperatura 

 posseduta dalla campanella. A tal uopo essa fu collocata con una saldatura nel reci- 

 piente m , donde era stata tolta la campanella, e con l'altra saldatura in un apparato 

 di ottone, di quelli che servono per determinare il punto 100 dei termometri, dove 

 circolavano dei vapori di anilina. Per avere la temperatura del primo ambiente, vi 

 avevo introdotto assieme alla saldatura della coppia termoelettrica , il termometro a 

 mercurio diviso in gradi e ben campionato che avevo adoperato nelle prime serie di 

 esperienze per misurare la temperatura del recipiente R' ; e per avere la temperatura 

 del secondo ambiente, usai un secondo termometro colla scala da 99° a 200°, divisa 

 in di grado, e campionato anch'esso mediante il termometro ad aria. 



I fili estremi della coppia (lunghi più di tre metri) erano saldati direttamente 

 coi due capi del filo di rame di un galvanometro a riflessione, il quale era difeso con 

 schermi di latta e cartone dal calore che poteva mandargli la stufa. Le saldature dei 

 fili della coppia col filo del galvanometro erano fortemente legate insieme , separate 

 da un foglio di caucciù, e immerse in uno stretto tubo pieno d'olio, il quale era 

 immerso alla sua volta in un largo recipiente di acqua. Cosi riuscii ad impedire che 

 il riscaldamento ed il raffreddamento che rispettivamente erano generati in queste due 

 saldature dalla corrente termoelettrica, che circolava nella coppia , dessero luogo ad 

 una forza elettromotrice secondaria, che valesse ad alterare sensibilmente la corrente 

 principale. 



La scala del galvanometro era trasparente e divisa in cinquecento parti ; e per 

 mezzo di una lente biconvessa a lungo fuoco, opportunamente disposta dietro la scala 

 stessa, io poteva valutare con tutta sicurezza il decimo di divisione. 



Ammesso che le deviazioni à osservate nello strumento fossero legate alle tem- 

 perature e delle due congiunzioni della coppia mediante la legge di Tait 



à=A{t-t,)[t,-'^^ (1), 



non rimaneva che determinare i valori delle due costanti A q t^. 



Per questo feci cinque serie di esperienze, portando la prima saldatura della 



Serie II. Tom. XLl. e 



