38 SULLE proprietX termiche dei vapori 



tratto trasversale che, ad onta dell'inclinazione data all'apparecchio, rimaneva ancora 

 leggeriiientG disposto in discesa dalla parte del tratto ad U- 



Fu poi estratto l'etere rimasto dalla parte aperta del tubo b' a galla sul mer- 

 curio: eil il mercurio stesso venne asciugato accuratamente con ripetuti riscaldamenti. 



Tutti e tre i tubi M, M' ed 31 erano divisi in millimetri, ed erano stati pre- 

 cedentemente calibrati con grande cura. Per la calibrazione del primo usai il solito 

 sistema di versarvi successivamente quantità uguali e pesate di mercurio, dopo averlo 

 chiuso ad una estremità e disposto verticalmente, e di leggere coti un cannocchiale 

 le posizioni successive del menisco. 



Essendo di G grammi la quantità costante del mercurio clie si versava (in modo 

 cioè che occupasse appena due millimetri nel tubo) e potendo leggere comodamente 

 col cannocchiale il di millimetro, potevo fidare in una calibrazione esuberante- 

 mente esatta. 



Non avrei invece potuto ottenere una opportuna calibrazione con questo metodo 

 per gli altri due tubi 31' ed M\ Scelsi invece per essi il metodo che si adopera 

 per i cannelli da termometro, usando due colonne di mercurio (*), colla sola differenza 

 che invece di esprimere in gradi di temperatura l'unità di misura per i successivi inter- 

 valli occupati dalle colonne di mercurio, io la espressi in centimetri cubi. 



A tal uopo aspirai anzitutto in ciascuno dei due tubi una colonna di mercurio 

 che arrivasse esattamente alle due divisioni estreme; tale colonna essendo tolta da un 

 bicchiere di mercurio pesato, mi dava subito il volume totale del tubo da calibrare. 

 Allora introdussi in questo tubo una colonnetta di mercurio lunga tre cm. circa, e 

 la feci scorrere nel tubo stesso in modo che la sua prima estremità, a partire dalla 

 prima divisione, si spostasse successivamente di circa 5 uim. fino a che la colonnetta 

 fosse arrivata all'altro estremo del tubo. Indi introdussi nel tubo una seconda colon- 

 netta lunga cm. 4, 5, e ripetei l'operazione. Le letture venivano fatte mediante un 

 piccolo microscopio, che mi lasciava computare con sicurezza il '/g^ di millimetro. 11 

 procedimento del calcolo fu quello stesso indicato nel sopracitato 3Ianuale del Nac- 

 CARi e del Bellati. 



Per ottenere maggiore esattezza fu fatta una seconda volta la calibrazione di 

 ciascun tubo, introducendo dalla parte opposta di prima due colonnette lunghe rispet- 

 tivamente centimetri 3, G e cm. 5, 5. Dei risultati ottenuti nelle due calibrazioni (che 

 invero differirono di quantità appena sensibili) furono fatte le medie, e quindi costruite 

 definitivamente per ciascun tubo le tabelle di correzione. 



Dopo aver saldato al tubo 31 il tubo 31', fu computato il volume compreso nel 

 tratto della saldatura, da una delle ultime divisioni del tubo 31 ad una delle prime 

 del tubo 3£'. disponendoli verticalmente con 31' verso il basso, e versando in essi un 

 poco di mercurio, e chiudendo la bocca del tubo M' mentre il mercurio ne effluiva. 

 Leggendo poscia la posizione del menisco in questo tubo, e aggiungendo infine una 

 quantità nota di nuovo mercurio (lo si versava da una capsulina di mercurio pre- 

 cedentemente pesata), finché il menisco arrivasse ad una delle divisioni del tubo 3f 

 prossime alla saldatura , si ricavava con facilità il volume del tratto in esame. 



(*) Naccari e Bellati, ìfanuale di Fisica Pratica, p. 195. 



