DI ANGELO BATTELLI 



39 



Neiridentica maniera venne determinato poi il volume compreso nel tratto della 

 saldatura fra i tubi M' ed M" , da una delle ultime divisioni del tubo M' ad una 

 delle prime del tubo 31" . 



I tubi cosi preparati e congiunti insieme vennero lavati con acido nitrico , con 

 acqua distillata e con alcool, e poi asciugati perfettamente. 



Allora il tubo M venne saldato al tubo //; e quindi si tolse Tinclinazione data 

 precedentemente all'apparecchio, per guisa che il mercurio scese ad occupare anche 

 l'estrenìità del tubo V e il tratto appartenente alla saldatura, e qualche divisione 

 del tubo M. 



Da ultimo si fece il riempimento del manometro con aria ben secca. A tal uopo 

 si mise in comunicazione la punta aperta del tubo M" con un cannello biforcantesi 

 in due rami, muniti ciascuno di rubinetto, e di cui il primo conduceva ad una mac- 

 china pneumatica a mercurio, il secondo ad una serie di tubi essiccanti Aprendo il 

 rubinetto che metteva la comunicazione con la macchina pneumatica, si faceva il vuoto 

 nel manometro, mentre che esso veniva riscaldato con una fiamma che si faceva pas- 

 sare lungo le sue pareti, per togliere ogni truccia di umidità; indi si chiudeva la comu- 

 nicazione colla macchina, e si apriva quella coi tubi essiccanti. L'operazione fu ripe- 

 tuta diverse volte, finche si potè giudicare che il manometro fosse pieno d'aria ben 

 asciutta, avendo lasciato raffreddare le pareti innanzi riscaldate. 



Dopo di ciò fu chiusa con un colpo di fiamma la punta del tubo M" e fu con- 

 tinuata la fusione del vetro fino all'ultima divisione alla quale era giunta la cali- 

 brazione del tubo stesso. 



Siccome era necessario conoscere la temperatura dell'aria dentro il manometro, 

 esso fu circondato con una canna di vetro del diametro di due centimetri, e piena 

 d'acqua, la quale era contenuta alla sua volta in un'altra canna del diametro di tre 

 centimetri. Nell'acqua era immerso un agitatore, ed era sospeso un termometro, che 

 arrivava col suo bulbo a metà circa della canna. 



Le letture sui tubi del manometro e sul termometro si facevano mediante un 

 cannocchiale, il cui sostegno era collocato sulla stessa mensola che portava il cate- 

 tometro per le letture sulla campanella. 



Per difendere infine il manometro dal calore che potevano mandargli i due ap- 

 parati riscaldanti , venne separato da essi mediante parecchi schermi di latta e 

 cartone. 



Per fare la misura della pressione con questo manometro, osservai dapprima il 

 volume occupato dall' aria dentro i tubi fino alla divisione sopra considerata del 

 tubo M\ mentre la punta di questo medesimo tubo era ancora aperta ed in comu- 

 nicazione coi vasi essiccanti; osservai nello stesso tempo la temperatura di un termo- 

 metro, il cui bulbo era legato verso il mezzo del tubo M' , e la pressione atmosferica. 



Allora chiamando i', t q p rispettivamente il volume, la temperatura e la pres- 

 sione spettanti a questa osservazione; quando poi il tubo M" fosse chiuso, e l'aria 

 si fosse ridotta ad un volume v sotto una pressione p, essendo t' la sua temperatura, 

 si avrebbe avuto la relazione 



