DI ANGELO BATTELLI 



41 



di mm. ; d'altra parte doveva considerarsi come nullo l'errore portato nel calcolo 

 del volume dell'aria dal menisco del mercurio, poiché fin dalla prima esperienza si 

 computò sempre tale volume a partire dal piano orizzontale, ove arrivava la sommità 

 del menisco : e tanto più che a partire dai tubi 31' e M", dove piccole variazioni 

 di volume avrebbero portato un grande cambiamento nella pressione, lo spazio occu- 

 pato dall'aria al disotto della sommità del menisco era piccolissimo. 



Ora, finche l'aria occupava anche una parte del tubo M, cioè finche la pressione 

 non aveva superato le 8 atmosfere circa, la sensibilità del manometro che per le prime 

 compressioni era grandissima, si riduceva a tale, verso la fine di questo limite, che 

 l'aumento di un'atmosfera nella pressione produceva nella colonna di mercurio un in- 

 nalzamento di quasi un centimetro, ossia poteva computarsi con una certa sicurezza 

 un cambiamento di 10 mm. di mercurio nella pressione. 



Quando l'aria non occupava più il tubo M, e finche la colonna era in principio 

 del tubo M', si aveva abbondantemente la sensibilità di 1 mm. di mercurio nella 

 pressione; questa sensibilità andava poi man mano diminuendo fino a che verso la 

 fine del tubo M', essendo giunta la pressione a circa 23 atmosfere, ogni cambiamento 

 di 1 atmosfera nella pressione produceva lo spostamento di circa 3 mm. nella colonna 

 di mercurio del manometro, ossia potevasi computare la variazione di due o tre cen- 

 timetri di mercurio nella pressione. 



Infine, allorché la colonna di mercurio era in principio del tubo M", la sensi- 

 bilità del manometro era tale da potersi accorgere di una variazione minore di 10 

 millimetri circa di mercurio nella pressione; e allorché la colonna aveva superata la 

 metà di M", cioè si era giunti alla pressione di 90 e più atmosfere, lo spostamento di 

 1 cm. nell'altezza della colonna di mercurio corrispondeva alla variazione di 5 atmo- 

 sfere circa, ossia il manometro lasciava valutare un mutamento di 4: o 5 cm. di mer- 

 curio nella pressione. 



Come si vede adunque colla disposizione da me data al manometro, la sensibilità 

 di esso si manteneva sempre abbastanza grande rispetto alla pressione che si mi- 

 surava. 



Faccio notare che non v'era pericolo che l'etere potesse bagnare il mercurio 

 che doveva entrare nel manometro, attesa la lunghezza del tubo b'. 



Questo manometro mi serv'i ottimamente in tutto il corso delle esperienze, e ad 

 onta delle tre saldature ch'esso portava, non soffrì mai alcun guasto, neppure nelle 

 due volte in cui altre parti dell'apparecchio, come si vedrà, andarono in pezzi. 



Yalutazione del volume occnpato dal vapore nella campanella. — Per de- 

 terminare con esattezza il volume del vapore nella campanella, avevo già costruito 

 precedentemente, come ho detto, una tabella di correzione, che dava il volume cor- 

 rispondente a ciascuna divisione alla temperatura di 0° C. 



Per fare poi la lettura sulla campanella, avevo collocato davanti alle finestre 

 dei recipienti R', R " ed R " , poste ad angolo retto con quelle da cui veniva la luce 

 nell'interno di R', una mensola a muro sulla quale poggiava un catetometro il cui 

 nonio dà il cinquantesimo di millimetro. Per valutare le frazioni di divisione nella 

 campanella, movevo il cannocchiale del catetometro in modo che il filo orizzontale 



Serie II. Tom. XLI. f 



