GO 



SULLE PROPRIETÀ TERMICHE DEI VAPORI 



il basso, si chiuse la punta affilata in cui terminava il tubo <7 e si riempì il bulbo a 

 e il cannello con aria ben secca, facendovi il vuoto più volte con una pompa a mer- 

 curio e lasciantlovi entrare ciascuna volta aria che aveva attraversato vasi essiccanti, 

 avendo cura nello stesso tempo di mantenere riscaldato il bulbo ed il cannello. Allora 

 con un colpo di fiamma venne chiuso il tubetto m e se ne fuse il vetro fino al 

 segno a. 



Poscia si ruppe la punta del tubo 5^ e si estrasse mercurio con la pompa finché 

 ne rimanesse quant'era sufficiente per riempire il rigonfiamento B e una parte del 

 tubo, e si tenne conto del mercurio rimasto ; quindi si drizzò l'apparecchio e lo si 

 immerse col bulbo e con la vicina branca verticale del cannello c in un recipiente ove 

 si svolgevano vapori di petrolio bollente, insieme al bulbo di un termometro ad aria. 

 Una parte del tubo coi due rigonfiamenti fu circondata con una cassa a pareti di 

 vetro contenente acqua che si manteneva agitata e di cui un apposito termometro 

 dava la temperatura, nel mentre che due schermi di latta e cartone difendevano il 

 bagno dal calore radiato dal recipiente. 



Il petrolio fu lasciato bollire tanto tempo, finche desse una temperatura tale che 

 nell'apparecchio il mercurio abbandonasse totalmente il rigonfiamento B, e si fecero 

 diverse determinazioni leggendo le posizioni dei due estremi della colonna di mercurio 

 nel tubo, e misurando le temperature del recipiente col termometro ad aria. Si fecero 

 quindi le due medie delle posizioni occupate da ciascuna estremità della colonna di 

 mercurio, e si presero come posizioni corrispondenti alla media delle temperature 

 osservate. 



Nelle stesse condizioni in cui l'apparecchio era stato posto in questo recipiente, 

 fu di poi collocato nella stufa ove era la campanella contenente il vapore d'acqua, 

 ossia vi fu immerso fino, all'estremità circa del tratto verticale del cannello c, mentre 

 che parte del tubo g coi due rigonfiamenti B e B' era circondato da una cassa piena 

 d'acqua, in cui trovavasi un termometro ed un agitatore; essendo allo stesso tempo 

 la cassa difesa con schermi dal calore della stufa. 



La temperatura che si doveva misurare era sempre tale che la colonna di mer- 

 curio nell'apparecchio compariva nella branca lunga del tubo g. Quindi per fare tale 

 misura si procedeva nel modo seguente. 



Si rappresenti con il volume a 0" del bulbo A e della porzione del can- 

 nello c immersa nel recipiente ove circolavano vapori d'olio bollente; con il vo- 

 lume a 0° del resto del cannello, e con quello della prima branca del tubo ad U , 

 fino alla posizione media in cui arrivò la prima estremità della colonna di mercurio nelle 

 esperienze fatte col suddetto recipiente. Allora, se era T la temperatura media osser- 

 vata nel recipiente col termometro ad aria, t quella del ti-atto orizzontale del cannello 

 misurata da un termometro il cui bulbo poggiava sul mezzo del tratto medesimo, e 

 se r era la temperatura media del bagno che circondava il tubo ad U ; i volumi 

 che l'aria occupava nel bulbo e nel tratto verticale del cannello c, nel tratto oriz- 

 zontale dello stesso cannello, e nel tubo ad U erano rispettivamente 



chiamando con /: il coefficiente di dilatazione termica del vetro, ed essendo i volumi 



