62 SULLE PROPRIETX TERMICHE DEI VAPORI 



Costruii (lue (lei termometri ora descritti : uno per le temperature più basse e 

 l'altro per le temperature più alte. Essi mi davano con sufficiente sicurezza il V^n di 

 grado. Però, quando nella stufa cominciò ad essere piuttosto forte la pressione eser- 

 citata dal vaporo di mercurio, non mi fu più possibile ottenere una buona cliiusura 

 del foro in cui passava il cannello del termometro, ad onta di tutti gli sforzi per 

 riuscire nell'intento. Il cemento formato con scagliola impastata con acqua e bianco 

 d'uovo, oppure la bambagia ben impastata con minio e biacca in parti uguali, che 

 cliiiidono bene a pressione ordinaria, non servono più se si aumenta la pressione di 

 qualclie atmosfera. 



Per conseguenza fui costretto a ricorrere ad una coppia termoelettrica, avendo 

 trovato il modo di ottenere una perfetta chiusura nel luogo del passaggio dei fili 

 metallici. 



Ciascuno di questi fili si faceva passare per un foro del diametro di circa 2 mil- 

 limetri, il quale attraversava un tappo conico di ferro del diametro di un centimetro 

 appena e della lunghezza di 3 cm. Il filo veniva immasticato nel foro mediante una 

 pasta* formata con 30 parti circa in peso di limatura di ferro. 2 parti di sale ammo- 

 niaco, ed una parte di fiore di zolfo finissimo; la quale veniva versata caldissima nel 

 foro e compressavi fortemente nel tempo stesso che anche il filo ed il tappo erano 

 portati ad alta temperatura. 



Onde poi la congiunzione fosse più solida, riempivo superiormente un piccolo 

 tratto del foro (per la lunghezza di 4 o 5 mm.) con ottone fuso, mentre il filo ed 

 il tappo venivano scaldati al calor rosso ; e inferiormente riempivo un altro piccolo 

 tratto con scagliola impastata con bianco d'uovo. 



Questo medesimo tappo veniva rivestito di uno strato uniforme di 2 o 3 mm. 

 d'altezza, formato con sottile cordicella di amianto ad esso strettamente legata; e poi 

 veniva introdotto a forza in una canna conica d'acciaio della medesima forma, e del 

 diametro interno alquanto maggiore del diametro del tappo. Sulla superficie laterale 

 esterna della canna era scolpita una vite micrometrica, che si innestava nella madre- 

 vite scavata nello spessore del coperchio della stufa. 



Le due canne portanti i due fili venivano avvitate da parti opposte del coperchio, 

 perchè i fili non corressero pericolo di toccarsi nell'interno ; nel mentre che la salda- 

 tura era legata alla campanella di ferro, ed isolata da essa per mezzo d'un cuscinetto 

 d'amianto. 



I due metalli costituenti la coppia termoelettrica erano ferro e nickel. Prima di 

 adoperare il filo di nickel mi assicurai che non venisse amalgamato dal mercurio 

 bollente. Ed osservatolo infatti anche dopo finite le esperienze, non vi si riscontrò nes- 

 suna traccia di amalgamazione. 



La coppia fu graduata con tutte le cure, avuto specialmente riguardo al com- 

 portamento termoelettrico irregolare del nickel. A tal uopo essa fu collocata con una 

 estremità nei vapori di zolfo bollente che avevano la temperatura di circa 440° C, 

 e con l'altra nei vapori prodotti dall'ebollizione della paraffina, i quali anelavano assu- 

 mendo una temperatura via via crescente. 



I due fili della coppia furono saldati ad altri due fili di rame i quali vennero 

 poi fissati ai torchietti, pure di rame, di un galvanometro a riflessione di Thomson. Le 



