DI ANGELO BATTELLI 



65 



11 cannello /, come si è detto, era stato calibrato rispetto alla scala clie gli era 

 congiunta; una scala simile era stata cementata al tubo r, e rispetto ad essa era 

 stata fatta la calibrazione del tubo, prima di unirlo al resto dell'apparecchio, ridu- 

 cendo i volumi osservati a 0". Nello stesso tempo si era misurato il volume del tubo t, 

 per tutto il tratto in cui aveva il diametro intemo di 3 mm., ossia fra i due allar- 

 gamenti in cui dovevansi innestare il cannello Z e il tubo r, riempiendo il tratto me- 

 desimo con mercurio tolto da un bicchiere di tal liquido pesato. Perciò era facile 

 calcolare il volume occupato dall'aria fra due punti qualunque del cannello l e del 

 tubo r. 



Onde poter conoscere con esattezza la temperatura del manometro, il cannello l 

 e il tubo r furono circondati da due bagni, che arrivavano sin quasi alla sommità 

 del manometro, e che comunicavano in alto e a mettt fra di loro. I due bagni erano 

 costituiti da due prismi a base rettangolare, formati con strisele di vetro sostenute 

 da spigoli di legno, e congiunte l'una all'altra con un mastice da vetraio. Questi bagni 

 si potevano facilmente togliere e mettere a loro posto, staccando o fissando di nuovo 

 le strisele appartenenti ad una faccia di ciascun prisma. In essi si mantenne acqua 

 che possibilmente fosse a 16° C. ali 'incirca: del resto un termometro immerso in cia- 

 scuno ce ne dava la temperatura. 



Per coefficiente di dilatazione termica del vetro ho presoli numero 0,0000218, 

 e per coefficiente di espansione dei tubi: 0,00002 riferito alla pressione di un'atmo- 

 sfera ; come avevo già fatto per i tubi di vetro usati nelle esperienze sopra il solfuro 

 di carbonio. 



Per avere dal manometro la misura della pressione esercitata sul vapore d'acqua, 

 ricercai anzitutto quale pressione fosse necessaria per far comparire il mercurio nel 

 tubo r. A tal uopo misi l'estremità libera dell'apparecchio di compressione in comu- 

 nicazione diretta col manometro a mercurio usato nello studio del vapor d'etere ri- 

 spetto alle leggi di Boyle, e trovai che il mercurio nel tubo r era arrivato ad una 

 delle prime divisioni della scala (divisione che fu notata insieme a quella a cui arrivava 

 il mercurio nel cannello Z), quando il manometro a mercurio indicava la pressio ie di 

 1447 mm., essendo la temperatura dei bagni di 16°, 2. 



Così io conoscevo il volume v dell'aria e la sua temperatura t, sotto la pres- 

 sione p ; quando in seguito , venne chiusa coll'apposito tappo l'estremità dell'apparato 

 di compressione, se poi in una data esperienza sul vapor d'acqua si trovò uguale a v' 

 il volume dell'aria nel manometro, essendo t' la sua temperatura, la pressione eser- 

 citata sullo stesso vapore, doveva essere uguale a 



, \-\-(/.t' pv r 



dove r è il rapporto ricavato dalle tabelle di Amagat, tra il prodotto p v spettante 



alla pressione di 1447 mm. e il prodotto p "v" che alla medesima temperatura spet- 



> . P 'v ' . 



terebbe alla pressione di 760 mm. ; r è l'analogo rapporto — ^ riferentesi alla sud- 



p V 



detta esperienza sopra il vapor d'acqua; e 5 è la tensione del vapore di mercurio 

 alla temperatura a cui trovavasi la campanella. 



Serie li. Tom. XLI. i 



