àPPARICH (IAIiYA1IIITII<)I 1» E LE TTROM E T RI C I 



A VIBRAZIONI TORSIONALI DI RISONANZA 

 IN FILI METALLICI 



MEMORIA 



DEL 



Dott. A. G. ROSSI 



Approvata nell'Adunanza del IO Marzo 1912. 



I. 



Galvanometro vibratorio a filo di ferro. 



1. — In una Nota preliminare (*) ho descritto un tipo di apparecchio galvano- 

 metrico per corrente alternata fondato sulle vibrazioni torsionali di risonanza di un 

 filo metallico, risvegliate in esso per magnetostrizione. 



Si tratta di un galvanometro vibratorio che si appoggia su principii ben diversi 

 da quelli cui si informano altri apparecchi già noti che utilizzano la risonanza, quali 

 sono il telefono ottico di MaxWien, il galvanometro a vibrazioni torsionali del 

 Rubens e varii galvanometri a circuito mobile bifilare come quelli di Campbell e di 

 Duddell. In tutti questi apparecchi, il riflesso di uno specchietto, raccomandato all'or- 

 gano vibrante, descrive sopra uno schermo o nel campo di un cannocchiale una linea 

 luminosa di cui la lunghezza ripete l'ampiezza di vibrazione dell'organo mobile. Nel 

 Wien, si tratta di una lamina di telefono, opportunamente monotonizzata; nel Rubens, 

 v'ha una paletta di ferro applicata trasversalmente sul centro di un filo metallico 

 verticale che imprime a questo delle vibrazioni torsionali, oscillando in un piano 

 orizzontale nel campo alternato di un sistema di nuclei magneto-elettrici fissi; nel 

 Campbell e nel Duddell, v'ha un bifilare percorso dalla corrente alternata, di cui il 

 piano si torce in un intenso campo magnetico costante, entrando in vibrazione di 

 risonanza con la corrente (si tratta, in costrutto, di oscillografi a risonanza, privati, 

 quanto è possibile, di smorzamento). 



Il principio da me utilizzato, in seguito a una previsione precisa che ebbi subito 

 la fortuna di realizzare, è totalmente diverso da quelli sopra accennati. Io eccito in 



(*) * Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino voi. XL1V, Giugno 1909. 



