112 



A. G. ROSSI 



2 



un filo di ferro, teso fra due punti fissi, la sua vibrazione fondamentale di torsione, 

 facendolo percorrere dalla corrente alternata di risonanza (un periodo della corrente 

 per ogni vibrazione completa di torsione), mentre esso si trova magnetizzato longi- 

 tudinalmente da un campo costante, con un polo conseguente al centro e due poli 

 omonimi agli estremi fissi. Dalla composizione delle due magnetizzazioni nel filo di 

 ferro, quella circolare dovuta alla corrente e quella longitudinale, risulta una ma- 

 gnetizzazione distribuita elicoidalmente, con versi opposti sulle due metà: donde la 

 torsione Wiedemann. Essendo questa eccitata in modo alternato, in risonanza con la 

 vibrazione torsionale propria del filo (munito di uno specchietto parallelo all'asse, 

 sulla regione centrale), il filo viene ad acquistare un'ampia vibrazione, che traccia 

 una linea luminosa sopra uno schermo. La corrente alternata di risonanza che si fa 

 passare per il filo è quella che l'apparecchio " misura „ con l'ampiezza della vibrazione, 

 — salvo l'influenza, sull'isteresi magnetoelastica, di perturbazioni magnetiche esterne 

 per le quali esso può far l'ufficio di rivelatore. 



Le prime esperienze, eseguite sopra un filo di ferro grosso 0,1 mm. (da detector 

 Marconi), mostrarono subito che l'apparecchio poteva raggiungere notevoli sensibilità. 

 Con questo filo, una corrente alternata dell'ordine di un milliampère, in un campo 

 costante (ottenuto con un rocchetto magnetizzante che circondava una sola metà del 

 filo) dell'ordine di alcune decine C. G. S., forniva sullo schermo piano a un metro di 

 distanza una linea luminosa di una cinquantina di cm. (La lunghezza del filo fra i 

 punti fissi era di circa trenta cm.. lo specchietto circolare di 3 mm., la corrente di 

 risonanza aveva una frequenza di 32 per. a sec). Se il filo di ferro era giustamente 

 coassiale al rocchetto magnetizzante, avente un vano cilindrico di 8 mm., la sua vibra- 

 zione si manteneva perfettamente torsionale, senza acquistare componenti trasversali 

 se non in virtù della massa dello specchietto, forzatamente eccentrica, quando la 

 vibrazione raggiungeva ampiezze trcppo grandi. 



Gli ultimi apparecchi da me costruiti comportano fili di ferro di 0.02 mm.; la 

 sensibilità cresce in ragiono inversa della quarta potenza del diametro. Limitando 

 quanto è possibile la grandezza dello specchietto (1 X2inm.), che è, si può dire, 

 l'unica causa di smorzamento esterno delle vibrazioni torsionali, tali apparecchi pos- 

 sono raggiungere, in condizioni di risonanza acuta, sensibilità elevatissime, dell'ordine 

 di quella dei più sensibili galvanometri a corda Einthoven. 



L'apparecchio era stato, veramente, immaginato per lo scopo di costituire un 

 rivelatore di onde elettromagnetiche a indicazione visibile, sul noto fondamento del 

 " detector , magnetico, cioè della modificazione della isteresi di una magnetizzazione 

 lenta per opera di perturbazioni magnetiche rapide, come riferisco nella Nota citata. 

 E però intitolandolo ■ Galvanometro per corrente alternata „ non intendo attribuirgli 

 essenzialmente le proprietà di ■ misuratore „ della corrente che lo anima, poiché le 

 sue indicazioni, salvo precauzioni speciali, sono alla mercè di perturbazioni elettro- 

 magnetiche che eventualmente lo colpiscano ; non può far ufficio, a priori, di galva- 

 nometro un apparecchio nel quale l'organo mobile è un filo sottilissimo di ferro (o 

 di acciaio) magnetizzato dalla corrente stessa, con effetti tutt'altro che univoci con 

 la causa. Intendo presentare questo apparecchio come sensibile galvanoscopio per 

 corrente alternata, opportuno per metodi di riduzione allo zero, riconfermando le 

 altre sue proprietà come rivelatore di onde elettromagnetiche, in opportune condizioni. 



