3 



APPARECCHI GALVANOMETRICI ED ELETTRO-METRICI A VIBRAZIONI, ECC. 



113 



Ora, allo scopo di sottoporro il filo di ferro vibrante alle azioni magnetiche del 

 campo ad alta frequenza eccitato dalle * onde „, il filo passava nell'asse di una spi- 

 ralina di filo di rame sottile avvolta sopra un tubetto di vetro di un paio di mm. 

 di diametro, circondante dunque il filo a piccola distanza senza toccarlo. Dopo pa- 

 recchi mesi di esperienze dovetti riconoscere che la presenza di questa parete con- 

 duttrice intorno al filo di ferro e da esso bene isolata, aveva su di esso una notevole 

 influenza elettrostatica. Se il filo non era accuratamente centrato lungo l'asse di 

 questo cilindro conduttore, esso ne risentiva attrazioni elettriche, periodiche come la 

 corrente di carica del piccolo condensatore che esso veniva a costituire col tubetto, 

 e che lo sollecitavano a vibrazioni trasversali con una frequenza doppia di quella 

 della corrente. Per lasciare alla vibrazione torsionale magnetica tutta la sua purezza, 

 occorreva sopprimere la vibrazione trasversale; tanto più che, per lo scopo cui si 

 indirizzava l'apparecchio, questa vibrazione di frequenza doppia apportava perturba- 

 zioni di origine meccanica al ciclo magnetoelastico di torsione più lento. Indipenden- 

 temente da un'accurata centratura del filo entro il sottile tubetto (e che può ottenersi 

 mediante la registrazione di tre piccole viti radiali che sostengono con collari le 

 estremità del tubetto), la soppressione di ogni azione elettrostatica e della conseguente 

 vibrazione trasversale si otteneva congiungendo un punto della spiralina destinata 

 alla corrente delle 14 onde „ con una delle estremità del filo di ferro. 



Però, lo studio dell'accennata proprietà elettrostatica, mi condusse a trovare un 

 secondo apparecchio a vibrazioni torsionali di risonanza, eccitate non più dalla cor- 

 rente ma dalla tensione alternata. Esso ha tutti i caratteri di un elettrometro e 

 possiede ancora una sensibilità abbastanza elevata. 



La seconda parte di questa memoria è destinata a descrivere le proprietà di 

 questo secondo apparecchio. Nella prima parte riferisco ora le ricerche principali 

 eseguite sull'apparecchio magnetico ulteriormente alla Nota preliminare citata, allo 

 scopo di appurarne la teoria e fissare i dati migliori per la sua costruzione. (Tali 

 ricerche non sono però ancora esaurienti). 



2. — Le varie forme di questo apparecchio a filo di ferro da me realizzate, 

 hanno lunghezze intorno ai 25 cm. Il filo teso è un poco più corto. A seconda della 

 grandezza dello specchietto applicato sul centro del filo, la frequenza della vibrazione 

 torsionale propria può allora variare fra 25 e 60 periodi a sec. La necessità di fis- 

 sare solidamente le due estremità del filo entro pinze e l'insufficienza di coltelli o 

 ponticelli spostabili, quali si ritrovano in altri apparati, per definire ben stabilmente 

 la lunghezza attiva del filo, mi costrinsero finora ad accettare una forma di costru- 

 zione che scarsamente si adatta a variare fra larghi limiti questa lunghezza per i sta- 

 bilire un voluto periodo dopo montato lo specchietto. 



Le estremità del filo di ferro, nei varii tipi d'apparecchio indicati dalle fig. 1, 2, 3 

 della Nota precedente e nelle figure di questa, partono da strettoi a vite portati da 

 specie di tenditori, che permettono di variare la tensione dopo assegnata la lun- 

 ghezza, e di graduare questa lunghezza inizialmente per circa un paio di cm., uno 

 per capo, su 22 o 23 cm. di lunghezza totale. Dopo molti tentativi, ho potuto deter- 

 minare la lunghezza media del filo di 0.02 mm. che, con specchietto di grandezza 

 opportuna, si adatta a stabilire risonanze torsionali con le frequenze di 42 e di 50 pe- 



Sebie II. Tom. LXIII. o 



