114 



A. G. ROSSI 



4 



riodi che più d'ordinario corrono per le reti di distribuzione. Tale lunghezza si aggira 

 intorno al detto valore, con uno specchietto rettangolare di 1 X 2 mm. applicato per 

 il lungo (tagliato da un frammento di uno specchio da galvanometro dei più sottili). 

 Conviene evidentemente in ogni caso far uso di uno specchietto quanto più piccolo 

 sia possibile, e dargli la forma di una strisciolina applicata per il lungo, per ren- 

 dere la vibrazione meno pigra a variare e a raggiungere il suo valore normale. Per 

 un dato periodo, diminuire il momento d'inerzia della massa dello specchietto, signi- 

 fica poter aumentare la lunghezza del filo (di dato diametro), ciò che aumenta la 

 sensibilità tanto per il regime costante quanto per il regime variabile della vibra- 

 zione torsionale. 



Del resto, molte esperienze vennero fatte con fili di lunghezze qualunque e cer- 

 cando ogni volta la frequenza di risonanza nella corrente fornita da un alternatore 

 Siemens (del tipo classico a indotto senza ferro), condotto da un motore a corrente 

 continua in derivazione, che permetteva di ottenere con costanza sufficiente, velocità 

 varie corrispondenti a frequenze fino a 60. Altre esperienze numerose si eseguirono 

 con il piccolo alternatore da laboratorio, a ruota di ferro dentata, che il Siemens 

 costruisce per misure al ponte con telefono e che dà frequenze fino a 1000. Però, 

 l'uso del mio apparecchio "finora si limita a frequenze fra 40 e 50. Studiare certi 

 particolari di costruzione appropriati a variare facilmente e a piacimento la lun- 

 ghezza del filo attivo per estendere l'uso dell'apparecchio a tutta una scala di fre- 

 quenze, è ufficio del costruttore specialista. Il mio scopo è ora soltanto di esaminare 

 le proprietà che esso presenta nella sua forma attuale. 



Suppongo dunque dapprincipio di avere un filo metallico sottile teso vertical- 

 mente fra due pinze, con una data lunghezza e una tensione variabile a volontà, 

 mediante ad es. una piccola molla dinamometrica che lavori attraverso la pinza infe- 

 riore quando è sciolta, oppure dei pesi. Il solito specchietto sul centro proietta sopra 

 uno schermo l'immagine di una fenditura illuminata parallela al filo. Se il filo vibra 

 per torsione, questa immagine si estende in un nastro luminoso orizzontale, molto 

 più lungo di quello che si osserverebbe se il filo eseguisse una pura vibrazione tras- 

 versale. 



Per cercare e ristabilire ogni volta le risonanze, mi servii molto spesso, insieme 

 all'indicazione di un frequenziometro posto in circuito, della facilità estrema con la 

 quale un filo consimile (cioè molto sottile e con una piccola massa non coassiale 

 come è lo specchietto sulla mezzeria) acquista la sua vibrazione di torsione, allorché 

 al suo sostegno si comunichi uno scuotimento all'unisono con tal vibrazione, o anche 

 all'ottava alta. — se il suo periodo torsionale sia però molto distante da quello della 

 vibrazione trasversale omologa del filo stesso. 



Avevo a disposizione diversi grandi diapason di Konig, con corsoi scorrevoli su 

 graduazioni, con i quali potevo realizzare la maggior parte di quelle frequenze, o più 

 precisamente le doppie, cioè da 50 a 100. — Quando ad un punto qualunque del 

 sostegno del filo teso si appoggi l'estremo dello stelo di un diapason esattamente 

 consonante con la vibrazione torsionale propria del filo, essa si apre con grande am- 

 piezza, e una purezza assoluta, se la vibrazione trasversale dello stesso periodo ne 

 sia abbastanza distante. Ora il periodo di torsione dipende solo dalla lunghezza e 

 non dalla tensione, coeteris paribus, mentre il periodo trasversale si può far variare 



