27 



APPARECCHI OALVANOMKTIUCI ED ELETTRO-METRICI A VIBRAZIONI, E< 0. 



137 



che adoperavo dapprincipio, proviene da una grossa matassa, con copertura di seta, 

 fornita dalla Ditta Pirelli per la costruzione del ■ detector „ Marconi; è debolmente 

 ricotto, a giudicare dalle suo proprietà elastiche che ho pure esaminato. A riprova, 

 nella fig. 8 è riportato a sinistra il suo ciclo di magnetizzazione ordinario, senza 

 tensione, ricavato con una ventina di punti al magnetometro. 



Allo stesso filo si riferiscono i tre cicli seguenti della fig. 8, rappresentanti con 

 le loro ordinate le ampiezze della vibrazione torsionale di risonanza, quando il filo 

 era percorso da una corrente continua fatta variare ciclicamente fra ± 7 milli- 

 ampère, nel modo anzi descritto, mantenendolo coassialmente in un campo longitu- 

 dinale costante, ottenuto con la corrente di 0,55 amp. alternati nelle bobine del- 

 l'apparecchio. 



L'estremità inferiore del filo girava sopra due piccole carrucole metalliche mo- 

 bilissime e vi si appendevano tanti pesi formati con pezzetti di filo d'ottone tarati 

 e ripiegati ad S, fino a costituire il carico voluto. Il primo carico, di 12 gr., era 

 poco più che sufficiente a tenere il filo ben diritto : il ciclo della vibrazione è piut- 

 tosto floscio e sdraiato (OBAB'A'B). Crescendo il carico (che rimane ovviamente 

 costante per ogni ciclo), il ciclo si raddrizza: il II riportato (22 gr.), è quello più 

 diritto della serie. Poi l'inclinazione torna a crescere, come nel III (28 gr.), ma per- 

 mane la tendenza a ingrossare nelle regioni estreme in confronto alla mezzeria. Vuol 

 dire che esiste un massimo della vibrazione residua per una determinata tensione 

 statica assegnata al filo. 



Ciò mostrano le curve della fig. 7, rilevate con maggior precisione col leggere 

 le ampiezze di vibrazione sopra una scala rettilinea portata a 60 cm. (invece che a 

 15 cm., come per i cicli precedenti). La curva AB . BC, come pure le altre due, si 

 intendono ricavate dopo un ciclo di vibrazione fra ± 7 milliampère di corrente con- 

 tinua, fermandosi nel punto A del ramo discendente ove il campo continuo è an- 

 nullato, e aumentando allora il campo longitudinale alternato, ad es. fino in B, poi 

 tornando indietro fino a zero, in C. L'ampiezza della vibrazione residua è l'ordinata 

 della curva AB . BC, con un carico di 12 gr.; segue invece una curva consimile più 

 elevata con 22 gr., che è all'incirca la posizione del massimo delle vibrazioni residue. 

 Col crescere del carico, la curva si abbassa: con 28 gr., la curva residua giace sotto 

 quella a 12 gr. Tutte queste curve tendono orizzontalmente in alto, e cadono in C 

 a zero con gradiente nullo. 



Esiste anche un massimo dell'ampiezza di risonanza, con ogni data condizione 

 di campi, per una tensione determinata. 



Il diagramma della fig. 12 mostra i risultati di esperienze eseguite sopra un 

 filo di ferro di 0,02 mm., che è quello adottato definitivamente nell'apparecchio. Il 

 filo era teso, come al solito, lungo l'asse della coppia di rocchetti magnetizzanti, 

 percorsi questa volta da corrente continua a costituire il campo longitudinale (che 

 nell'apparecchio pratico vien prodotto con magneti permanenti) ; e si faceva percor- 

 rere il filo da una corrente alternata a 50 periodi (frequenza di risonanza accurata- 

 mente stabilita), con il valore costante di un microampère, derivandola nel filo di 

 ferro, in serie con una grande resistenza nota, da un reostato calibrato privo di in- 

 duttanza, percorso da una corrente determinata (dell'ordine di 0,1 amp.), misurata 

 con un elettrodinamometro Siemens-Halske. 



Serie II. Tom. LXIII. r 



