29 APPARECCHI GALVANOMETRICI ED ELETTROMETRICI A VIBRAZIONI, ECC. 139 



ampère costante, e si mandò per il filo la corrente alternata, fornita da un alter- 

 natore Siemens, del tipo classico senza ferro, condotto da un motore a corronte 

 continua in derivazione che si poteva regolare gradatamente a varie velocità, cor- 

 rispondenti alle frequenze, in parte indicate da un frequenziometro Hartmann-Kempf, 

 quali furono portate in ascisse sul diagramma. La corrente passava direttamente per 

 una resistenza tarata priva di reattanza ove veniva misurata da un elettrodinamo- 



F'^. 13. — Curve di risonanza del filo di ferro di 0,02 mm. a 42 e a 50 per. 

 (campo longitudinale continuo; corrente alternata nel filo). 



metro a torsione: sopra una parte di questa resistenza si derivava la differenza di 

 potenziale necessaria a creare la corrente nel circuito del filo di ferro, di resistenza nota. 



L'esatta determinazione del culmine della curva di risonanza è assai difficile in 

 ogni caso; nelle dette condizioni, con un milliampère alternato nel filo, l'ampiezza di 

 risonanza cade non solo fuori del diagramma disegnato, ma oltre i limiti della scala 

 circolare (che aveva 380 mm. di lunghezza su 150 mm. di raggio). Con un microampère 

 a 50 periodi, l'ampiezza massima raggiunge ancora 190 mm.; e, come si rileva dalle 

 curve precedenti, potrebbe farsi aumentare rinforzando il campo longitudinale continuo. 



Le due curve di destra si riferiscono alla risonanza a 50 periodi, rispettiva- 

 mente con 0,001 amp. e con 0,000.001 amp. nel filo, il campo longitudinale restando 

 costantemente eccitato da 0,1 amp. di corrente continua. Le curve di sinistra rap- 



