140 



A. G. ROSSI 



30 



presentano la risonanza a 42 periodi con campi costanti (0,001 amp. <**i nel filo; 

 0,1 amp. di corrente continua), per varie tensioni assegnate al filo di ferro. Il cul- 

 mine più alto spetta alla tensione di 1,2 gr., il più basso alla tensione di 2,6 gr. 

 Ciò che si osserva di inaspettato è che le ampiezze più lontane dalla risonanza 

 sono maggiori per le tensioni maggiori: i culmini di risonanza cadono bensì sulla 

 stessa ascissa di 42, ma prima e dopo questa frequenza, lo stesso filo più teso pos- 

 siede vibrazioni più ampie di quando è meno teso, cosicché la curva di risonanza 

 per 2,6 gr., come quella per 2,0 gr. scavalca in certi punti fuori della curva di ri- 

 sonanza per 1,2 gr. che per questo filo apparisce essere la tensione, ottima. Non 

 saprei dare di questo fatto altra spiegazione che il possibile intervento di una vibra- 

 zione trasversale di risonanza richiamata dall 'accresciuta tensione, vibrazione che può 

 portare le qualità magnetoelastiche del filo in condizioni perturbate tali da modifi- 

 care completamente la curva della risonanza torsionale. O più semplicemente, può 

 darsi anche che le curve registrate siano senz'altro quelle della risonanza composta 

 torsionale-trasversale. 



Circostanze di questa natura rendono talora assai difficile regolare un dato ap- 

 parecchio per le condizioni ottime. Può accadere che la tensione ottima di un dato 

 filo (filo-specchietto), nei riguardi della sua vibrazione magnetica torsionale di riso- 

 nanza, non cada abbastanza discosto da quella che corrisponde anche alla risonanza 

 trasversale, — che d'altra parte ha sempre una certa tendenza a comparire quando 

 si amplifichi di molto la prima, in causa della massa eccentrica dello specchietto. 

 Questa si potrebbe veramente bilanciare con una massa simmetrica rispetto all'asse 

 del filo; ma ciò ha l'inconveniente di accrescere il momento d'inerzia e di richiedere 

 un filo più corto per una data frequenza, il che diminuisce la sensibilità, — salvochè 

 un costruttore di precisione può senza dubbio mettere in opera specchietti ben più 

 leggeri di quelli che io ho finora potuto ritagliare. Se però, dunque, succede che la ten- 

 sione ottima richiami risonanze trasversali, non v'ha altro rimedio che variare la 

 lunghezza del filo cambiando anche lo specchietto, se l'apparecchio debba rispondere a 

 una data frequenza. Potendo però variare di alquanto la frequenza della corrente 

 alternata che si ha a disposizione, si comprende come sarebbe alquanto più facile 

 in molti casi portare un dato filo nelle condizioni ottime di tensione per riguardo alla 

 purezza della vibrazione torsionale e alla sua sensibilità galvanoscopi ca per la corrente 

 alternata di risonanza. Un diapason elettromagnetico a induttore, con frequenza modifi- 

 cabile e con un congegno motore senza interruzione brusca della corrente continua (*), 

 costituirebbe il migliore alternatore per il circuito di questo apparecchio, il quale non 

 richiede al più che dei milliampère a frequenza costante. Quasi tutte le esperienze di 

 ricerca che ho finora eseguito e di cui espongo qui i risultati più sicuri, furono fatte 

 con le correnti alternate delle reti cittadine, a 42 e a 50 periodi; e per la ben nota 

 incostanza di tali frequenze, riuscirono lunghe e penose, come deve comprovare l'estrema 

 sensibilità dell'apparecchio tanto come galvanoscopio che come frequenziometro. 



Nella sua forma pratica più recente (fig. 16), il campo longitudinale e coassiale 

 al filo di ferro è fornito da un sistema di quattro magneti permanenti rettilinei, 

 disposti alquanto obliquamente lungo il filo F, come la fig. 14 mostra, e muniti 



O Cfr. ' Nuovo Cimento S. V, voi. XVI, Luglio-Agosto 1908. 



