31 APPARECCHI GALVANOMETRICI ED ELETTRO METRICI A VIBRAZIONI, ECC. 141 



di opportune espansioni polari presso il centro di questo, tagliate in forma adatta 

 a guidare intorno ad esso un campo uniforme o almeno a distribuzione simme- 

 trica rispetto all' asse del filo e povero di componenti trasversali. Nella fig. 15 si 

 vede in pianta la disposizione ottica a livello dello specchietto. La scala circolare S 

 è un nastro di celluloide paraffinato, diviso in circa 400 mm., che si collega alle 

 estremità a un diaframma metallico D portante una fenditura verticale di 1 mm. di 

 larghezza che viene illuminata proiettandovi sopra l'immagine del filamento di una 

 Nernst da N\ una lente L fra la fenditura e lo specchietto, avente il foco su questo 

 ultimo, fa convergere ivi la massima parte dei raggi paralleli partenti verso l'in- 

 terno della fessura e proietta sul centro 

 della scala, quando lo specchietto sia a 

 circa 45°, l'immagine della fessura in una 

 linea brillante verticale: la vibrazione 

 dello specchietto la estende in un nastro 

 luminoso, oppure in una linea sottile più 

 viva se s'interponga fra lo specchietto e 

 la scala una lente cilindrica C di distanza 

 focale opportuna. La corrente alternata 

 passa nel filo per i due tenditori estremi, 

 identici, che consistono in una disposi- 

 zione per variare indipendentemente la 

 lunghezza e la tensione del filo fra i due 

 estremi ben fissi e comunicargli eventualmente una torsione. Il sistema dei tenditori 

 e della tavoletta isolante che li sostiene deve ovviamente essere caratterizzato da 

 una grande rigidità e stabilità, privo di giuochi nelle viti di registrazione, ecc. affinchè 

 la regolazione stessa si conservi. 



Fig. 14. 



Fig. 15. 



Fig. 16.— 



Galvanometro vibratorio a filo di ferro. Fig. 25. — 



Elettrometro vibratorio (" Conveetor 



