33 APPARECCHI GALVANOMETRICI ED ELET TROMETRICI A VIBRAZIONI, ECC. 143 



mente a vantaggio di quella. Cosi con una eccitazione periodica puramente trasversale 

 in risonanza acuta con la sola vibrazione torsionale propria del filo, si può risve- 

 gliare puramente quest'ultima e a grandi ampiezze. 



Un effetto consimile, ma dovuto al campo elettrico, si produce nell'apparecchio 

 a vibrazioni torsionali precedentemente studiato, ogni volta che parallelamente al filo 

 teso e a grande vicinanza si estenda una parete cilindrica parallela ma non esatta- 

 mente coassiale o non completamente chiusa intorno ad esso, e in comunicazione 

 con il circuito a corrente alternata. Può fare tale ufficio la parete interna della 

 bobina che circonda il filo per magnetizzarlo longitudinalmente, se gli è troppo vicina 

 e non rigorosamente centrata. Fra la superficie interna dell'avvolgimento di eccita- 

 zione e il filo che corre lungo l'asse, come o l'uno o l'altro è percorso da corrente 

 alternata, si costituisce un campo elettrico alternato che sollecita il filo a vibrare 

 trasversalmente verso la generatrice più vicina della parete cilindrica. Se v'ha riso- 

 nanza torsionale con la frequenza doppia di quella del campo, e la risonanza tras- 

 versale siasi convenientemente allontanata, il campo elettrico alternato può suscitare 

 una vibrazione di torsione assai ampia. Questa vibrazione, di origine elettrostatica, 

 si sovrappone a quella di origine magnetica dovuta alla magnetostrizione — come 

 verrà spiegato — quando non si abbia cura di sopprimerla, distruggendo il campo 

 elettrico, col porre in comunicazione metallica le due armature del condensatore ad 

 aria formato dal filo e dal suo involucro. Chi non sia avvertito della presenza di 

 questo fenomeno elettrico secondario, che può in certe condizioni mascherare com- 

 pletamente il fenomeno magnetico, od anche insomma sostituirglisi del tutto, incontra 

 varie ragioni di perplessità dinanzi al comportamento dell'apparecchio, talora mor- 

 bosamente sensibile per entrambe le azioni. 



2. — Il primo apparecchio, costruito nel 1907, dopo quello impiegato per le 

 prime esperienze di ricerca (che datano dal 1906), comportava, oltre alle disposi- 

 zioni per produrre intorno al filo di ferro i due campi magnetizzanti ortogonali, una 

 spiralina di filo di rame isolato, avvolta sopra un tubetto di vetro di meno che 2 mm. di 

 luce, circondante il filo di ferro, e divisa in due metà simmetriche, la quale doveva 

 servire a dar passaggio alle correnti d'alta frequenza provenienti ad es. da antenne 

 hertziane, per l'uso dell'apparecchio come " rivelatore di onde „. Come ho già rife- 

 rito altrove, l'effetto prodotto da queste correnti di alta frequenza sulla magnetiz- 

 zazione del filo di ferro, analogo a quello ben noto che si risveglia nel " detector „ 

 Marconi, è più o meno grande a seconda della frequenza con la quale si succedono 

 nel campo le scariche o i treni d'onda, per rispetto alla frequenza propria della 

 vibrazione torsionale del filo, che è la frequenza stessa della magnetizzazione alter- 

 nata. Treni d'onda che si succedano senza alcuna relazione di periodicità con la 

 vibrazione propria del filo, possono non influenzarlo sensibilmente ; frequenze di sca- 

 riche aventi un rapporto costante con la frequenza propria del filo, possono invece 

 modificare notevolmente l'ampiezza della sua vibrazione, tanto più quanto più tal 

 rapporto è prossimo ad uno e quanto più la fase del ciclo magnetoelastico che 

 viene costantemente colpita dalle perturbazioni si aggiri nella regione di massimo 

 gradiente e di più gran distanza dai punti della linea anisteretica che in ogni ciclo 

 magnetico si può tracciare. Se le due frequenze sieno non molto diverse, l'ampiezza 



