35 



APPARECCHI GALVANOMETRICI ED E L ETT Ro M ET BICI A VIBRAZIONI, ECC. 



145 



scosta dalla scala semi-circolare S, in celluloide, su cui si proietta l'immagine di 

 una fenditura verticale F, illuminata da una lanterna laterale, per via di una lente L 

 che ha il foco sullo specchietto rivolto a 45° verso di essa. In C, in un piano, di- 

 nanzi alla scala, si vede disposta una ruota di lenti cilindriche (bacchette di cristallo), 

 che serve per l'osservazione stroboscopica della vibrazione orizzontale sulla scala. Po- 

 nendo AB ed ab in comunicazione, l'uno con un punto qualunque di un circuito o 

 di una rete a tensione alternata e l'altro al suolo, la vibrazione si spiega con un'am- 

 piezza massima, perfettamente sinusoidale quando si abbia 

 risonanza torsionale col puro effetto elettrostatico, come 

 mostra l'immagine stroboscopica alla velocità di sincro- 

 nismo. 



A tal uopo, dietro la ruota di legno C dalla cui peri- 

 feria irraggiano 24 bacchette cilindriche di cristallo (fig. 19), 

 sono applicate altrettante sbarrette di ferro dolce f, che 

 girano di fronte ad un piccolo elettromagnete laminato, U, 

 nel quale passa la stessa corrente alternata che dà la ten- 

 sione all'apparecchio; posta la ruota in rotazione con un 

 impulso conveniente, facilmente seguita a ruotare al sin- 

 cronismo (con la frequenza doppia), come la nota ruota 

 fonica di La Cour. La curva periodica apparisce come cam- 

 pata nello spazio sul piano di rotazione, per chi guardi 

 a livello della scala S, in direzione normale al centro; 

 parecchie persone possono seguirne contemporaneamente 

 tutte le vicissitudini. Una lente cilindrica c ad asse oriz- 

 zontale è disposta fra lo specchietto e la scala S, come 

 si vede nella fig. 18, per ridurre sulla scala il nastro lumi- 

 noso ad una linea sottile, ed uno schermo di carta nera, 

 con una fenditura orizzontale, è interposto fra la scala e il 

 piano dello stroboscopio per lasciar osservare soltanto la 

 luce della vibrazione e togliere altri riflessi sulla ruota ; la 

 curva si proietta allora sopra un fondo nero con sufficiente 

 nettezza e splendore, anche in una oscurità mediocre. 



Si può così analizzare la forma periodica della vibra- 

 zione e sorprendere in modo continuo l'effetto di perturba- 

 zioni varie. 



Un altro metodo stroboscopico, che mi ha servito con successo per distinguere 

 l'una dall'altra le due specie di vibrazioni, magnetica ed elettrica, è il seguente 

 (fig. 20 a,b). 



Ad uno dei rebbi di un grande diapason D a 100 periodi, è fissata in prolun- 

 gamento una bacchetta di cristallo C, lunga tre o quattro centimetri, conveniente- 

 mente bilanciata sull'altro rebbio, per fare ufficio di lente cilindrica; essa viene 

 disposta orizzontalmente, col piano di vibrazione verticale, sul dinanzi della scala 

 translucida di fronte alla linea luminosa orizzontale della vibrazione proiettata dallo 

 specchietto, linea luminosa che va ora limitata più corta. Il diapason viene eccitato 

 con un elettromagnete piatto percorso dalla corrente alternata a 50 periodi, cui esso 



Serie II. Tom. LXIII. s 



