39 



APPARECCHI GALVANOMETRICI ED ELETTROMETRI CI A VIBRAZIONI, ECC. 



149 



dietro una grande lastra metallica, per riparare il filo dall'azione elettrica delle sca- 

 riche, munita di una piccola apertura dinanzi alla scintilla con una lente per con- 

 centrarne la luce sul piccolo campo di vibrazione dello specchietto. Variando oppor- 

 tunamente la reattanza del circuito secondario esterno allo spinterometro, si può 

 regolaro entro certi limiti il numero delle scintille; il quale si accerta in modo assai 

 semplice guardando l'immagine dello scintillio entro uno specchio che si faccia oscil- 

 lare a mano: si scorge una serie di treni equidistanti di scintille vicine, ciascun treno 

 corrispondendo a mezzo periodo della corrente primaria; e si può variare il numero 

 di scintille elementari agendo sul detto circuito, fino a ridurrò ogni treno a due 

 scintille od anche una sola scintilla centrale. Allora lo specchietto risulta illuminato 

 2n volte per sec. 



Così si scorge che la vibrazione forzata consiste sempre in una vibrazione ellittica 

 a 2n giri, poiché lo specchietto apparisce fisso in un punto della traiettoria. Se si 

 moltiplicano le scintille di ogni treno, l'occhio vede su questa traiettoria distribuite 

 altrettante immagini dello specchietto. E contemporaneamente, vede nelle varie suc- 

 cessive posizioni lo specchietto diversamente inclinato, ciò che corrisponde alle fasi 

 successive della vibrazione di torsione. 



Ebbene, in tali condizioni (vibrazioni forzate lontane da risonanze), quando il 

 filo fa 2n vibrazioni trasversali circolari o ellittiche, non ne compie però un ugual 

 numero di torsionali ; ma sempre meno di 2n: l'occhio scorge difatti 

 variare con una certa lentezza nelle successive immagini l'orienta- 

 zione dello specchietto. Se ad esempio si illumina con 100 treni di 

 scintille di 6 cadauno, si vedono sei immagini fisse ed equidistanti, 

 come schematicamente sulla fig. 23; le posizioni a x , a 2 , a 3 ,... 

 sono per un dato istante. Se A sia il verso di rotazione della vibra- 

 zione circolare, l'occhio vede in un periodo di tempo più o meno 

 lungo ciascuna immagine dello specchietto assumere sul posto tutte 

 le successive fasi indicate da a l ad a 6 , e poi vede la successione di variazione delle 

 fasi rovesciarsi e percorrere in senso inverso la stessa serie nello stesso periodo di 

 tempo, e cosi via. (Il verso di rotazione della vibrazione circolare si può in ogni 

 istante determinare, spostando la fase della corrente alternata primaria nel Ruhmkorff, 

 mediante la manovra di una bobina di reazione e di una resistenza ohmica il cui 

 corsoio sia opportunamente collegato al nucleo di quella: mentre si avanza o si ritarda 

 la corrente alternata, si scorge nel campo del microscopio correre in un senso o nel- 

 l'altro la serie delle immagini illuminate dalle scintille sulla traiettoria: il senso 

 della rotazione è il primo. Se si ecciti invece il rocchetto con corrente a 42 per., 

 si ottengono treni di scintille che illuminano lo specchietto continuamente in ritardo 

 sulla sua propria vibrazione (100 per.) e allora si scorge sull'ellisse la serie delle 

 successive immagini spostarsi continuamente in senso contrario alla rotazione). 



Ora, il lungo periodo che si osserva in queste circostanze nella variazione di 

 orientazione dello specchietto durante la vibrazione trasversale forzata e che rivela 

 la conseguente vibrazione torsionale a minor numero di periodi, si prolunga sempre 

 più man mano che si regoli il filo per la risonanza torsionale a 50 periodi, finche 

 l'osservazione alla luce dei 100 treni di scintille mostra la serie delle varie fasi sulla 

 traiettoria ridotte all'immobilità. E allora l'ampiezza torsionale è prossima al suo 



