41 APPARECCHI GALVANOMETRICI ED ELETTROMETRICI A VIBRAZIONI, ECC. 151 



strato e trattenuto con un mastice un mezzo tubo di vetro a parete sottile tt, che 

 fa ufficio d'isolante per impedire in ogni caso contatti metallici fra il filo f e l'ar- 

 matura A, fra i quali esiste la tensione alternata di risonanza. 11 diametro interno 

 del tubetto t viene ad essere di circa 2 mm. L'armatura A è poi aperta e svasata 

 verso la mezzeria come si vede in aaa, cosicché anche il tubetto t è diviso in duo 

 parti uguali, ciascuna di una decina di cm. e l'interruzione centrale in a importa 

 circa 1 cm.; lo specchietto s è quindi sensibilmente sottratto all'azione elettrica, che 

 agisce soltanto fra i tratti del filo f e della parete cilindrica t che corrono parallele 

 e vicine. Con le viti V si può regolare delicatamente la distanza fra f e t, e con le 

 teste di ebanite coassiali che sopportano i tenditori concentrici si può far ruotare il 

 filo teso fino a orientare il piano dello specchietto s nella direzione più conveniente 

 per riguardo alla forza elettrica, e per riguardo al raggio di luce che viene da 0, 

 concentrato da un sistema di lenti in maniera da dare sulla scala S translucida l'im- 

 magine del filamento di una lampadina da 4 ~ 6 volt che si trova all'estremità del 

 cannocchiale 0; una lente cilindrica L, normale all'immagine, la riduce ad un punto 

 luminoso che si proietta in riposo sul centro di S. 



Un collare, stretto sopra 0, sostiene l'apparecchio, e in cima al piedestallo è 

 una snodatura che permette di disporre il tubo T in qualunque direzione, sia ver- 

 ticale che orizzontale; salvo la piccola modificazione che il peso dello specchietto s 

 impone alla tensione del filo f e che si può correggere con i tenditori, l'apparecchio 

 funziona con la stessa sensibilità in tutte le posizioni. 



Più comoda per molte esperienze è quella orizzontale, che si vede nella fig. 25. 

 Le masse metalliche dei due tenditori estremi sono ricoperte da due calotte di ot- 

 tone, che si possono prolungare con una o due aste e dischi di alluminio per accre- 

 scere la capacità elettrica e trasmettere eventualmente al filo la sua tensione alter- 

 nata per induzione elettrostatica; l'armatura A fa massa col cilindro Te col piedistallo 

 e può farsi comunicare più o meno perfettamente col suolo. 



Questo tipo d'apparecchio elettrometrico comporta un filo di 0,02 mm. ancora 

 d'acciaio perchè l'ho trovato più conveniente per le sue qualità meccaniche, ma po- 

 trebbe essere d'un metallo qualunque, elasticamente equivalente. Nulla impedirà anzi 

 di far uso di un filo di quarzo argentato, anche molto più sottile, guadagnandosi un 

 aumento della sensibilità, in ragione inversa della quarta potenza del diametro ; 

 l'unica difficoltà a considerarsi risiede nello specchietto, organo fondamentale nelle 

 funzioni dell'apparecchio, e che non potrà proporzionarsi indefinitamente alla sotti- 

 gliezza del filo. 



Nell'apparecchio presente, con un filo lungo 218 mm. circa e uno specchietto 

 di poco più di 1 mm 2 si può stabilire precisamente la risonanza torsionale a 100 pe- 

 riodi, cioè all'unissono con la forza elettrica prodotta dalla tensione alternata a 

 50 periodi ; lo stesso filo ha però funzionato in precedenza, con altro specchietto più 

 grande, anche con una vibrazione torsionale propria di 50 periodi, risvegliata, con 

 sensibilità poco diversa, dalla stessa tensione alternata a 50 periodi. Non saprei 

 dare con precisione il peso dello specchietto attuale, posso dire che è dell'ordine di 

 pochi mgr. 



Per procedere alla regolazione dell'apparecchio, che va rettificata ogni volta se 

 si usa la tensione di una rete stradale la cui frequenza varia continuamente, si co- 



