152 



A. G. ROSSI 



42 



mincia col diminuire di molto la sensibilità del filo entro l'armatura A, allontanando 

 quest'ultima in maniera da far quasi uscire il filo dall'area del tubetto t. Il piedi- 

 stallo metallico essendo posato sopra una tavola qualunque, che fa una * terra „ 

 mediocre, si tiene nella mano sinistra un conduttore comunicante con un punto della 

 rete a 110 volt, e 50 per., rispetto al suolo, e con l'altra mano si tocca una delle 

 calotte che stanno agli estremi del filo. Il conduttore elettrico che si tiene in mano 

 può essere una cordicella di canape umida, legata alla rete. Se v'ha risonanza, tutta 

 la scala, che è un arco di circa 120°, vien coperta dalla linea luminosa della vibra- 

 zione torsionale, perfettamente tranquilla e rettilinea se la componente trasversale 

 non la disturba; questa si può in ogni caso allontanare, variando la tensione me- 

 diante un piccolo cacciavite metallico con cui si tocchi una vite apposita entro uno 

 dei tenditori. Se si è lontani dalla risonanza torsionale, bisogna approssimarvisi, 

 variando la lunghezza del filo di quei pochi millimetri previsti d'ambo i lati nella 

 costruzione dei due tenditori. A tal uopo, si sciolgono due certe viti che in essi si 

 trovano e che comandano la pressione di due piccoli strettoi che assegnano la lun- 

 ghezza del filo, e si trasportano, mediante due certe altre viti, le ganasce di questi 

 strettoi più avanti o più indietro: l'effetto si vede subito, sebbene la lunghezza non 

 sia ancor precisamente delimitata, e si sa in qual senso bisogna procedere. Deter- 

 minata la massima ampiezza, si stringono le ganasce limiti, e si finisce regolando la 

 trazione. Il cacciavite che si tiene nella mano destra, mantiene in tensione il filo 

 rispetto all'armatura A, durante la operazione, se la mano sinistra non abbandona 

 il conduttore. 



Stabilita così la risonanza puramente torsionale, non resta che dare all'appa- 

 recchio tutta la sua sensibilità, con l'avvicinare al massimo la generatrice interna 

 del tubetto t al filo f. Per questo si manovra la vite V, con la mano destra, lasciando 

 isolate le masse metalliche dei tenditori. Si giunge ben presto a oltrepassare con la 

 vibrazione i limiti della scala: allora si diminuisce la tensione sulla mano sinistra, 

 prendendola non più direttamente sopra il punto della rete a 110 volt, ma sopra un 

 punto intermediario di un reostato a corsoio di qualche migliaio di ohm, chiuso su 

 l'intera tensione e con un estremo opportuno al suolo. Si hanno così su di esso tutti 

 i potenziali relativi al suolo da a 110 volt. Toccando con una mano i punti del 

 reostato sempre più vicini allo zero, e manovrando con l'altra la vite V, si giunge 

 al massimo di sensibilità consentito; non si può andare naturalmente oltre un certo 

 limite nell'avvicinare il tubetto t al filo, poiché per inevitabili difetti di centratura 

 e parallelismo, quando la vibrazione torsionale diviene un po' grande si sviluppa 

 sempre una componente trasversale forzata che porta il filo a urtare con la pa- 

 rete vicina. 



La sensibilità raggiunge più grandi valori, in date circostanze, quando si ponga 

 al suolo una delle armature, A oppure f, l'altra essendo isolata e in tensione. Così, 

 un modo opportuno di eccitare l'apparecchio è quello di porre la massa al suolo e 

 caricare il filo al suo potenziale per l'influenza di un largo disco metallico isolato 

 e mantenuto a un centinaio di volt alternati, alla distanza di qualche decimetro da 

 una delle calotte terminali del filo o di un disco consimile che ad essa comunichi. 



Osservando la linea luminosa sullo schermo translucido di questo apparecchio, 

 che è a distanza radiale di pochi cm. dallo specchietto, è difficile farsi una idea 



