43 



APPARECCHI GALVANOMETRICI ED ELETTROMETRICI A VIBRAZIONI, ECC. 



L53 



precisa dell'ordine di sensibilità elettrometrica dell'apparecchio stesso, che sotto questa 

 forma fu costruito per esperienze dimostrative. Conviene perciò imitare le circostanze 

 in cui funzionano altri apparecchi del genere, portare cioè la scala a un metro di 

 distanza dallo specchietto. Ciò ho fatto varie volte e con apparecchi di vario tipo : 

 proiettando l'immagine di un filamento incandescente molto sottile, e derivando la 

 tensione, portata metallicamente al filo f (la massa essendo alla terra), da un punto 

 di una serie di reostati tarati chiusi sopra una tensione nota e con un estremo pure 

 alla terra, in discrete condizioni di risonanza si può valutare il centesimo di volt con 

 parecchi millimetri di ampiezza sulla scala a 1 metro (filo di acciaio di 0,02 mm. di 

 diametro). 



L'apparecchio ora descritto è però estremamente appropriato ad esperienze di- 

 mostrative con campi elettrici alternati. 



5. — In una camera ove esista una diramazione di una rete a tensione alter- 

 nata con uno dei fili al suolo, si stabilisce un campo elettrico alternato fra l'altro 

 filo isolato e le pareti, di cui non è difficile immaginare la configurazione seguendo 

 il percorso di questo filo. Con le tensioni di 100 o 200 volt che d'ordinario si distri- 

 buiscono, il filo essendo teso in vicinanza della parete, il campo diviene insensibile 

 a piccola distanza da questa; si può sentirlo, interponendo fra il conduttore e il muro 

 un'asta di rame isolata, di circa un metro, comunicante con l'estremo inferiore ad 

 un serrafili di un buon telefono : si ascolta un tenue rombo, che si rinforza se la 

 persona tocchi l'altro serrafili, aumentando così la corrente di capacità, e più ancora 

 se con una mano tocchi il serrafili isolato e con l'altra mano il muro (in quest'ul- 

 timo caso si suppone che il pavimento sia in legno). Scostandosi, col telefono cosi 

 armato da un'antenna di capacità, il suono va rapidamente affievolendosi e scompare 

 a pochi centimetri di distanza. Si possono avere effetti più cospicui se si dia al 

 campo maggiore estensione, sospendendo ad esempio verso il centro della camera 

 una grande lastra metallica isolata e in comunicazione col conduttore a 110 volt 

 alternati rispetto al suolo o alle pareti; allora una persona col telefono, armato 

 all'un de' serrafili con una breve antenna terminata in un disco, può percepire un 

 suono anche a distanze di decimetri, specialmente se tocchi con una mano l'altro 

 serrafili; questo suono misura, grossolanamente, il potenziale elettrico risultante nella 

 regione del disco. 



Il mìo apparecchio elettroscopico anzidescritto, che per brevità distinguerò col 

 nome di " Convector „, è però assai più sensibile del telefono per esperienze di 

 questo genere. L'ordine di grandezza della sensibilità elettrometrica che più sopra 

 gli ho attribuito non rappresenta che un valore medio, facilmente raggiungibile negli 

 apparecchi meno delicati (com'è quello della fig. 25), specie riguardo all'incostanza 

 del periodo sulle reti di distribuzione. Esso non rappresenta cioè la sensibilità mas- 

 sima che un apparecchio accuratamente registrato può raggiungere al culmine più 

 acuto della risonanza, — che è d'altra parte difficile mantenere per qualche tempo 

 nelle dette condizioni. In condizioni veramente eccezionali di costanza della frequenza, 

 ho potuto talora osservare fenomeni di sensibilità veramente morbosa del filo per 

 rispetto al campo elettrico alternato esistente nell'ambiente. Valgano gli esempi 

 seguenti. 



Skrif. II, Tom. LXIII. t 



