45 



APPABBCCHI GALVANOMETRICI KI> ELKTTRoMKI RICI A VIBRAZIONI, EOO. 



155 



prende l'asse del rocchetto simmetricamente alla direzione dell'antenna che prolunga 

 il filo del * Convector „, annullare la vibrazione di questo. Se una persona o altro 

 conduttore si interponga allora nello spazio di destra o di sinistra, la vibrazione 

 rinasce; se si ricavano delle scintille da una delle armature polari del rocchetto, si 

 hanno variazioni brusche nella distribuzione del campo, che l'immagine luminosa ri- 

 vela; analogamente, se una delle armature si ponga stabilmente al suolo, o se ne 

 accresca la capacità aggiungendole una lastra. 



Si può dunque nella maggioranza dei casi, e anche con sensibilità mediocri, 

 eccitare la vibrazione normale del filo mediante l'influenza, esercitata a distanza di 

 decimetri o anche di metri, di una lastra metallica caricata al potenziale alternato 

 di risonanza, fronteggiante una delle armature dell'apparecchio: o il filo, terminato 

 a uno degli estremi in una lastra analoga portata da un'antenna, mentre il tubo è 

 al suolo o comunichi comunque con un'altra capacità posta in una regione del campo 

 a potenziale più basso; oppure, il tubo armato similmente di una lastra, mentre il 

 filo vada al suolo, ecc. 



Collegando l'apparecchio, come mostra la fig. 27, ad un condensatore di (Epinus 

 attraverso il quale si trasmette al filo la sua carica alternata, si possono eseguire 

 varie esperienze dimostrative su l' influenza dei 

 dielettrici. La distanza fra le armature E ed E 

 essendo di tre o quattro cm., la E' essendo portata 

 al potenziale di una cinquantina di volt alternati, 

 si può avere sulla scala del " Convector „ un nastro 

 luminoso di una decina di cm. La vibrazione in- 

 grandisce o impicciolisce proporzionatamente, va- 

 riando lo spazio d'aria fra i due dischi. Interpo- 

 nendo lastre di vetro, di ebanite, di paraffina, si 

 osservano aumenti diversi nell'ampiezza, sempre 

 notevoli e visibili a distanza. 



Se la frequenza e la tensione di linea rimangano ben costanti, il condensatore 

 ad aria, con dischi piuttosto grandi e di cui l'uno possa spostarsi a scrupolo, può ado- 

 perarsi per graduare in potenziali relativi la scala dell'apparecchio, o almeno per 

 valutare l'andamento della sensibilità nei varii punti della scala: con esperienze 

 eseguite in varie condizioni, a 42 e a 50 per., ho veduto che, fino ad ampiezze 

 di 140° sulla scala circolare, l'ampiezza varia alquanto più rapidamente della sem- 

 plice proporzionalità col potenziale, ma si mantiene tuttavia notevolmente al disotto 

 della legge quadratica. Ho dovuto però rinunciare a conclusioni quantitative più pre- 

 cise, non avendo avuto modo finora di procurarmi frequenze assolutamente costanti. 



Un'esperienza qualitativa interessante mi sembra sia la seguente. L'apparecchio 

 è eccitato in vibrazione normale come dianzi mediante un piccolo condensatore ad 

 aria (dischi di 10 cm., distanti 2 cm.), in maniera d'avere sulla scala un nastro 

 luminoso di una ventina di cm. Fra le armature si interponga parallelamente l'orlo 

 di un disco di ebanite di 4 mm. di spessore, del diametro di 4 cm., centrato sul- 

 l'albero di un motorino elettrico (a corrente continua) (*), in modo che tagli tutta 



Fig. 27. 



(*) Opportunamente isolato su feltro per non trasmettere trepidazioni al sostegno del " Convector . 



