160 



A. G. KOSSI 



50 



riaprendo il corto circuito, la vibrazione riprende. Accostandosi al " Convector , una 

 persona che tenga in mano un conduttore a 110 volt alternati in prossimità della 

 risonanza, la linea luminosa oscilla a battimenti perfettamente regolari. Etc. 



L'interpretazione dell'esperienza è abbastanza semplice: dalle armature di sta- 

 gnola elettrizzate con segni alterni, partono fasci di linee di forza verso l'anello the 

 circonda il disco, e mentre questo ruota, rimangono trascinate sul circuito le cariche 

 indotte alternamente di segni contrari, che costituiscono nel circuito stesso una specie 

 di corrente alternata di convezione, la quale è obbligata ad attraversare il conden- 

 satore inserito, costituito dal " Convector ,: fra il filo e il tubo esiste allora un campo 

 elettrico alternato, che per risonanza risveglia la solita vibrazione torsionale. 



Il k Convector „, nella forma rappresentata dalla fig. 25, che realizza una co- 

 struzione semplice e robusta, è adatto a una quantità di esperienze sui campi elet- 

 trici alternati ed hertziani. Esso è portato da un piedestallo metallico, che può 

 allungarsi fino al suolo ed è snodato in alto in maniera da poter dare all'asse del 

 tubo AB, che contiene il filo, qualunque orientazione. Entro le calotte estreme A e B 

 son contenuti i tenditori, che si possono regolare ultimamente dall'esterno mediante 

 un piccolo cacciavite che entra in appositi fori coassiali. Questi tenditori son portati 

 da due pezzi cilindrici di ebanite EE che li isolano dalla restante massa CL, d'or- 

 dinario al suolo. In C si presenta un diaframma translucido dove si osserva la linea 

 luminosa, diaframma che è ivi appena 4 cm. distante dallo specchietto, è lungo 

 altrettanto, ma può evidentemente venir portato più distante e incurvato ad arco 

 di cerchio come è in altri apparecchi. All'estremità del tubo L è una lampadina a 

 incandescenza da 4 ~ 8 volt, da cui un sistema di lenti ricava un fascio omogeneo 

 convergente focalmente sullo specchietto in maniera da proiettare sul diaframma 

 l'immagine del filamento, ulteriormente concentrata in un punto luminoso con una 

 lente cilindrica che si trova sotto il diaframma C. 



Regolata la sensibilità ad un certo valore, in generale questa varia se si cambia 

 l'orientazione, e in ogni caso ve n'ha una che la porta ad un massimo, il che dipende 

 dalla freccia di flessione indotta nel filo dal peso dello specchietto e che fa variare 

 l'eccentricità e la distanza dal ^/io-armatura; conviene perciò, data all'apparecchio 

 l'orientazione voluta, regolarlo per la sensibilità massima toccando i tenditori e due 

 certe viti laterali V, V, che comandano la posizione dell'armatura. Finche le calotte 

 estreme A, B non sieno armate con capacità maggiori, la sensibilità si mantiene 

 piccola per rispetto ai campi esterni; armandole di due aste di alluminio terminate 

 in dischi, come mostra la fig. 29, la sensibilità aumenta in proporzione: l'apparechio 

 essendo posato sopra un tavolo di marmo, la vibrazione può estendersi su tutto il 

 diaframma quando una persona ■ a 110 volt „ si accosti al disco di destra o di 

 sinistra. In mezzo, sul piano di simmetria, non ha alcuna influenza. Se tocca con 

 un dito uno spigolo della tavola di marmo, la vibrazione si apre, ed aumenta esten- 

 dendo la superficie di contatto; lo stesso accade sopra una tavola di legno qualunque, 

 anche ben secco. 



L'apparecchio essendo disposto ad altezza d'uomo, orizzontalmente come nella 

 fig. 29, sopra un pavimento o una tavola di legno, può venir eccitato alla sua vibra- 



