51 



APPARECCHI GALVANOMETRICI ED ELETTRO-METRICI A VIBRAZIONI. ECC. 



Kil 



zione normale o per contatto presso il piedestallo o per influenza su una delle arma- 

 ture A o B, con un conduttore alla tensione alternata di risonanza. La linea lumi- 

 nosa, lunga due o tre cm., che si produce sul diaframma C, riflette allora tutte le 

 perturbazioni del campo elettrico nell'ambiente. 



Non manca, ad es., d'interesse didattico mettere in luce il campo elettrostatico 

 fra un conduttore a un centinaio di volt alternati e una parete di muro. Si arma 

 una sola delle estremità A o B dell'apparecchio con una lastra verticale parallela, 

 o meno, alla parete, congiunta ad esso con un filo metallico lungo comunque ; si 

 eccita con 110 volt presso il piedestallo isolato su marmo; si può allora intendere 

 che la lastra abbia press'a poco la stessa tensione. Se la lastra ha circa 1 m. 2 , la 

 distanza dal muro può essere di qualche metro; e il passaggio di una persona o 

 l'interposizione di un corpo metallico, o coibente, sono avvertiti da una contempo- 

 ranea variazione dell'ampiezza, visibile a distanza. 



L'apparecchio essendo armato con le sue due antenne ed eccitato in vibrazione 

 normale, accusa con una variazione continua dell'ampiezza il caricarsi di una mac- 

 china elettrica ad influenza, rotante a qualche metro di distanza, finché scocca all'ec- 

 citatore una scintilla, segnalata da un brusco ritorno verso l'ampiezza normale, con 

 oscillazioni. Una serie di scariche perturbano l'ampiezza in modo irregolare e tumul- 

 tuario; ma v'hanno certe frequenze di scintillamento che possono dare variazioni 

 stabili dell'ampiezza. Ottimamente serve il far scintillare un eccitatore rettilineo di 

 Hertz, di grandezza equipollente alle armature del ■ Convector „, mediante la ten- 

 sione secondaria di un Ruhmkorff alimentato dalla corrente alternata di risonanza; 

 si interpone sul circuito di carica una serie simmetrica di boccie di Leyda per im- 

 pedire la formazione dell'arco, e si cerca la distanza esplosiva che dà il più piccolo 

 numero di scintille per ogni mezzo periodo, — ciò che bene si scorge entro uno 

 specchio che si faccia oscillare con la mano presso l' intervallo. Il " Convector „ 

 allora può far l'ufficio di rivelatore d'onde entro spazi di 10 <~ 12 m. fra oscillatore 

 e risonatore. 



Non si può parlare veramente di " risonatore „ nel senso hertziano, poiché 

 l'esperienza mostra che la vibrazione del " Convector „ in tali condizioni è tanto 

 meglio perturbata nella sua ampiezza quanto più le " onde „ risultino smorzate; 

 l'azione perturbatrice è sempre quella del campo elettrostatico, che deve agire in 

 forma di impulsi staccati, con la stessa frequenza di successione eccitante la vibra- 

 zione del filo. Si nota a tal riguardo, che si ha miglior sensibilità con " risonatore „ 

 ed oscillatore dissimmetrici, cioè il * Convector „ armato di una sola antenna verti- 

 cale, con la massa prossima al suolo, e l'oscillatore costituito da una uguale antenna 

 Sbbik II, Tom. LXIII. c 



bL 



Fig. 29. 



