— 5o8 — 



sión, generadores de radiaciones de pequeña longitud 

 de onda. 



En Alemania, país con el cual nuestro cambio es 

 favorable, grandes fábiicas construyen a relativo bajo 

 precio, aparatos de técnica de la más perfeccionada, y 

 es lalvez por eso que en los hospitales alemanes se hu- 

 biese llegado al mayor uso de estos medios curativos. 

 Rutheford y otros han obtenido con tubos Coodlidge 

 rayos tan duros que penetran planchas de plomo de un 

 centímetro de espesor, alcanzando un voltaje de 200.000 

 voltios; merced a ellos se ejercita hoy con éxito el tra- 

 tamiento de neoplasmas profundos. El día que lleg^ue 

 a producirse rayos de 600 000 voltios, según el profesor 

 Desduer, no tendremos necesidad de comprar radio, 

 puesto que se producirán rayos de igual penetración 

 que los gamma que exala dicha sustancia. 



Para trabajos de laboratorio, el mismo Desauer ha 

 llegado a usar transformadores de 450.000 voltios, y en 

 la fábrica Oerlikod hay uno que, si mal no recuerdo, es 

 de 500.000 voltios. 



La casa Veifa, de Francfort tiene la patente del «In- 

 tensif Reform», compuesto de dos bobinas en serie, de 

 100.000 voltios cada una, que proporcionan al tubo una 

 corriente de 2.000 amperios. La clínica Gauss, de Fri- 

 burgo, posee un aparate de 300.000 voltios. 



Los constructores tan conocidos Siemens tienen el 

 «Multivoll» y el «Radio-Silex»; aquel llega hasta 

 250.000 voltios, que permiten el funcionamiento simul- 

 táneo de dos tubos a dos mil amperios, y no es sino, a 

 lo que entiendo, un doble transformador en serie, dis- 

 puesto para utilizar los dos periodos de la corriente al- 

 terna. 



El «Radio Silex» funciona a 100 kilovatios, con 

 una corriente alterna de 500 períodos por segundo. A 

 80 kilovatios se produce con este aparato, una corriente 

 de nueve miliamperios, empleando el tuvo ,Lilienfeld. 



Citaié, todavía, los aparatos que fabrica la casa 

 Hoch & Stergil, de Dresden, en uso eni el hospital de 

 Altona y en el de Ependof, aparatos que producen 

 igualmente nueve mil amperios sobre tubos Lilienfeld. 



Otra casa fabricante la «Sanitas» construye el apa- 

 rato ^Hartstrahl» para la radioterapia penetrante. 



Ahora, en cuanto a tubos, para la utilización de la 

 chispa, se ha ido muy lejos: los hay que producen rayos 

 durísimos, con chispas de 40 centímetros y de duración 

 casi indefinida. 



