— 5^9 — 



Entre los tubos, a base de corriente termoiónica, el 

 más conocido, talvez el único conocido entre nosotros 

 es el americano de Coolidge, pero resulta inútil para 

 las corrientes de alta tensión; es por esto que fue refor- 

 ma io por Siemens y tenemos el tubo Coolidge-Síemens 

 cuyd característica es la de poseer el cátodo y el anticá- 

 todo más prolongado que el Coolidge americano, que 

 por su parte es el tubo que en más alto grado se ha lle- 

 gado al vacío y en que el cátodo lleva una espiral plana 

 de tungsteno, que se calienta merced a una corriente 

 auxiliar que emite electrones El ánodo, que es el an- 

 ticátodo, es de tungsteno, soldado a un cilindro de mo- 

 libdeno que produce el enfriamiento del anticátodo. 

 Esto facilita 1^ regulación para que la radioterapia sea 

 superficial o profunda. 



El tubo Lilienfeld produce radiaciones más regula- 

 res que el Coolidge pero no funciona sino a nueve mil 

 amperios. 



Las antiguas ampollas, a base de gas residual, no 

 han desaparecido tampoco completamente del uso y 

 hay muchos técnicos que proclaman sus excelencias so- 

 bre las modernas en especial por su mayor duración. 



La casa MüUer ha construido ampollas destinadas a 

 resistir 300.000 voltios, en las que la refrigeración se 

 hace por medio de agua hirviendo y en las que, como 

 en los tubos Honstand se ha adaptado un regenerador 

 auto nático, que es una combinación del miliamperíme- 

 tro y de una válvula que permite la salida de cierta 

 cantidad de gas, que produce una llama y calienta el 

 tubo de platino. 



Pero estas radiaciones de tanta potencia exijen 

 que el manipulador use medios más eficaces de defensa, 

 y esto no sólo contra los rayos, sino también contra el 

 ozono producido por la corriente de alta tensión. 



Hoy, en Europa, en todos los hospitales, ya no sólo 

 se busca la protección cubriendo al manipulador de 

 abrigos de plomo, sino que los locales mismos se acon- 

 seja obedezcan a una disposición especial: el aparato 

 generador de corriente no se halla nunca en el mismo 

 local que el aparato de aplicación; se usa cúpulas o 

 bombillas opacas de plomo para proteger el tubo, etc. 



Los pavimentos son de caucho, linóleo u otras sus- 

 tancias aislantes, a fin de prevenir al paciente o a los 

 operadores de las consecuencias de ¡as descargas y evi- 

 tar su electrocución. Todos los aparatos deben tener 

 derivaciones a tierra. 



