RADARQUERSCHNITTE VON VÔGELN 



1107 



gleicht und damit eine Môglichkeit fur die Bestimmung von absoluten Streuquer- 

 schnitten bietet. 



Optimale Resultate kônnten erreicht werden, wenn der Uebergang zwischen 

 den beiden Regelkreisen bei 1 Hz oder noch tieferen Frequenzen erfolgen wiirde; 

 damit wàren aile relativen Schwankungen des Streuquerschnittes uni einen 

 bestimmten Mittelwert im Regelbereich der AVR AC , wàhrend die Spannung der 

 AVR DC als Masszahl fur den mittleren Streuquerschnitt des beobachteten Objektes 

 verwendet werden kônnte. Bei der „Superfledermaus" erfolgt der Uebergang im 

 Frequenzbereich zwischen ca. 6 und 12 Hz. Das AVR DC -Signal ist deshalb nicht 

 eine reine Gleichspannungs-Information, sondern ein um den jeweiligen Mittel- 

 wert schwankendes Signal, in dem die Frequenzen ùber rund lo Hz abgeschwâcht 

 sind. Bei der Auswertung sind wir deshalb gezwungen, Messpunkte zu verwenden, 

 die sowohl in den Eichsignalen als auch in den Echosignaturen von Vôgeln ein- 

 deutig determinierbar sind, die aber nicht unmittelbar den Mittelwerten des 

 Streuquerschnittes entsprechen. Die besten Resultate wurden erzielt, wenn die 

 Lage der hàufigsten Maxima (d.h. die Umhiillende der hàufigsten Maxima) ausge- 

 messen wurde. Damit wird bei logarithmischer Verstârkung der Signale auch eine 

 relativ gute Annàherung an die effektiven Mittelwerte erreicht. 



In den Abbildungen gelangten zwei verschiedene Darstellungsverfahren zur 

 Anwendung: Die Abbildungen 1 und 5-7 zeigen die AVR DC -Signale zeitlich stark 

 gerafft; die Minima der Signale wurden im Interesse der Uebersichtlichkeit 

 abgeschwâcht, da sie fur unsere Messungen ohnehin von geringer Bedeutung sind. 

 In den Abbildungen 2-4 sind die relativen Streuquerschnittschwankungen (AVR AC ) 

 sowie der voile Frequenzgang der AVR DC wiedergegeben. 



ElCHUNGEN 



Die Eichung der Anlage wurde mit Metallkugeln durchgefùhrt, deren Streu- 

 querschnitte berechnet wurden. Die Kugeln wurden jeweils mit einem rund 100 m 

 langen Faden an einem Ballon befestigt und mit dem Radargeràt automatisch 

 verfolgt. (Die Nennung der Kugeldimensionen unterbleibt aus Grùnden der 

 militârischen Geheimhaltung). 



Das kontinuierliche Absinken der AVR DC -Signale mit zunehmender Distanz 

 (vgl. Abb. 1) beruht auf der Wirkung des r^-Gesetzes und verschiedener Gerâte- 

 parameter (STC, Erholungszeit der SE-Zelle, Magnetron-Zustand usw.), die in 

 einem Faktor q zusammengefasst werden kônnen. Die Spannung der AVR DC (aq) 

 ist das Produkt aus dem Streuquerschnitt cr und dem komplizierten Faktor q. 

 Bei bekanntem Streuquerschnitt kann deshalb der Wert von q in jedem Distanz- 

 bereich bestimmt werden. Mit der Charakterisierung des Faktors q fur jede Ent- 

 fernung wird es môglich, die Streuquerschnitte von Vôgeln anhand der AVR- 

 Signale zu ermitteln. 



