344 



ANGELO BATTELLI 



— LUIGI MAGRI 



10 



B) Metodo e apparecchi usati nelle nostre esperienze 

 per la misura sperimentale del periodo. 



7. — Per le ragioni suesposte noi ci siamo attenuti al metodo dello specchio 

 rotante. 



In esso la condizione necessaria per avere misure assai esatte, è che la distanza 

 fra i vari tratti luminosi componenti l'immagine della scarica sia abbastanza grande 

 rispetto alla larghezza di questi stessi tratti. Ciò, entro certi limiti, si può ottenere 

 rendendo grande il valore della velocità v con cui l'immagine della scintilla si sposta 

 sulla lastra fotografica e rimpiccolendo la grandezza di quella stessa immagine. Se r 

 è la distanza della lastra dallo specchio ed a il numero di giri che questo compie 

 in un secondo, il valore di v e dato da 



v == 4 tt>-o. 



Nella pratica è difficile superare, sia pure per pezzi rotanti assai piccoli , la 

 velocità di circa 800 giri per secondo e mantenere costante per un tempo assai 

 lungo una così grande velocità di rotazione ; per solito riesce più conveniente pren- 

 dere r più grande che è possibile e dare ad a dei valori moderati (da 60 a 200 giri 

 per secondo). 



Ciò tuttavia nel caso nostro avrebbe portato a due inconvenienti. Il primo sarebbe 

 stato di dover usare specchi di dimensioni notevoli per avere una buona luminosità 

 dell'immagine, ossia specchi che si sarebbero frequentissimamente deformati e non 

 di rado anche rotti con tali velocità angolari sempre assai grandi; l'altro inconve- 

 niente sarebbe consistito nella necessità di aggiungere all'apparecchio di rotazione 

 bracci rotanti simili a quelli usati dal Feddersen e da Trowbridge e Sabine, ecc.; 

 altrimenti non si sarebbe potuto far avvenire le scintille quando lo specchio si trovava 

 in posizione opportuna per rifletterne l'immagine sulla lastra fotografica. Ciò avrebbe 

 complicato troppo il circuito e nociuto molto alla precisione delle misure. Abbiamo 

 quindi preferito adottare un apparecchio che permettesse di dare all'immagine una 

 grandissima velocità angolare e ad r valori assai piccoli. Ciò, oltre a portare il van- 

 taggio di avere immagini della scintilla abbastanza luminose, permette di utilizzare 

 un angolo grande di rotazione dello specchio senza dover ricorrere a lastre fotogra- 

 fiche di grandi dimensioni e quindi molto costose. 



Nelle nostre prime ricerche ci servimmo di un movimento di orologeria di 

 Froment, il cui ultimo asse poteva compiere circa 450 giri al secondo. 



Ma la velocità di rotazione ottenuta con questo movimento non era sufficiente 

 per tutte le nostre ricerche, ed inoltre, nonostante che la costruzione del nostro 

 apparecchio fosse delle più accurate, trovammo che era impossibile mantenere costante 

 il movimento ; ciò che del resto accade sempre con questi strumenti, nei quali per 

 regolare la velocità non intervengono che gli attriti e la resistenza del mezzo. 



Questo difetto inevitabile negli strumenti di rotazione attivati da un movimento 

 di orologeria, fa nascere qualche dubbio sull'esattezza dei risultati ottenuti dal Miesler 



