351 



ANGELO BATTELLI — LUIGI MAGRI 



20 



Dalle tabelle qui sopra riportate — che contengono le misure di uno dei periodi 

 più lunghi, di uno degli intermedi, e di uno tra i più brevi che noi abbiamo otte- 

 nuto — si vede che anche quando le difficoltà delle misure sono le più grandi l'errore 

 che si può commettere nella valutazione del periodo non arriva al 2 °/ ; e per i 

 periodi non molto brevi si consegue un'esattezza anche maggiore. Noi crediamo che, 

 nello stato attuale, una precisione più alta di quella da noi conseguita non si possa 

 raggiungere, e ne diremo a suo luogo le ragioni. 



Ora, volendo confrontare il valore sperimentale con quello che pel periodo si ha 

 dalla teoria di Thomson, era necessario disporre le cose in guisa da poter ottenere 

 con un'esattezza non inferiore a quella sopra indicata i valori degli elementi che 

 entrano nella formula del Thomson, cioè della capacità, della resistenza e dell'auto- 

 induzione del circuito di scarica. 



E quindi necessario che esponiamo brevemente il modo e le cure con cui abbiamo 

 misurato cotesti elementi del circuito. 



C) Capacità, resistenza e autoinduzione del circuito. 



a) Condensatore. 



13. — Onde conoscere la capacità con l'esattezza dovuta, sia per la misura del 

 periodo, come per quella dell'energia disponibile che ci occorreva determinare per lo 

 studio della ripartizione della scarica nelle varie parti del circuito, era anzitutto neces- 

 sario che il condensatore non presentasse le difficoltà che verrebbero introdotte dalla 

 penetrazione della carica e dal ritardo di polarizzazione, che si hanno sempre nei con- 

 densatori a dielettrico solido. Ciò poteva conseguirsi solamente adoperando un con- 

 densatore ad aria, che abbiamo costruito espressamente per queste ricerche. 



Esso è formato da 70 lastre di vetro da specchi, piane, ricoperte di stagnola da 

 entrambe le faccie, e separate l'una dall'altra da prismetti di vetro. 



Le lastre da specchi ci sono state gentilmente fornite dall'Ing. Sauter della Fab- 

 brica di specchi S. Gobain e Cirey di Pisa. Esse sono rettangolari, ed hanno una 

 superficie di 70 X 35 cm. e uno spessore variabile da lastra a lastra, compreso fra 

 7 e 10 mm. 



Su ciascuna di esse è stata distesa, come si è detto, da ambe le parti una lamina 

 sottile di stagnola tutta di un sol pezzo, facendola aderire, con cure speciali, al vetro 

 in modo che non restassero ne increspature, ne la minima bolla d'aria. 



Le medesime stagnole, dopo distese sul vetro, furono tutte tagliate delle dimen- 

 sioni esatte di 63 X 28 cm., in maniera che intorno ad esse restasse libero un orlo 

 di vetro di 3,5 cm. di larghezza. Le due stagnole poi applicate sulle due faccie di 

 ciascuna lastra furono riunite tra loro per mezzo di una sottile strisciolina di ottone 

 (larga circa 4 mm.), la quale serviva, allo stesso tempo, per stabilire le opportune 

 comunicazioni. 



