25 SULLE SCARICHE OSCILLATORIE 



Riportiamo qui i risultati ottenuti con le dette resistenze nel circuito. 



359 



Deviazioni al galvanometro 

 col condensatore Latimer- Clark. 



Posizione di riposo 



Punto d'inversione 



Deviazione 



251 



46 



205 



250 



45 



205 



250 



44 



206 



i poli della pila. 







251 



455 



204 



251 



454 



203 



251 



455 



204 





Media 204,5 



col condensatore ad aria (n° 1 e 



2 in quantità). 



251 



438 



187 



251,5 



439 



187,5 



251 



438 



186 



i poli della pila. 







251 



63 



188 



251 



63 



188 



251 



64 



187 



Media 187,25 



dai quali valori si ha per la capacità del nostro condensatore: 



n _ 187,25 X 0,3363 nni£Q79 



° 2 — 204,5 X 19,28 _ U,Ulòy/^. 



La concordanza tra i valori C x e C 2 è assai grande e la loro media ci dà per 

 la capacità cercata: 



(7= 0,015987 microfarad, 

 cioè 14388 unità elettrostatiche C. G. S. 



