360 



ANGELO BATTELLI — LUIGI MAGRI 



26 



16. — 2° Misura assoluta della capacità. — Per meglio assicurarci del 

 valore della capacità del nostro condensatore ad aria, abbiamo voluto farne — come 

 dicemmo — anche la taratura in misura assoluta col metodo del ponte, proposto da 

 J. J. Thomson (1). 



La disposizione che noi abbiamo usata è esattamente quella già adottata e 

 descritta dal prof. Ròiti (2). 



Se indichiamo con a, b, d, g e p rispettivamente le resistenze dei tre lati del 

 ponte, del galvanometro e della pila e con n il numero di oscillazioni per secondo 

 del diapason, il valore G della capacità sarà dato da 



c a[{a + d + cj)(a + b+p)-a ì ] 



n[{a + b+p){a + d) — a(a + b)][(a + d+g)(a + b)— a(a + d) ' 



Come interruttore ci siamo serviti di un diapason elettromagnetico eccitato da 

 un altro diapason all'unisono. Questi diapason favoritici dal chiar. mo Prof. Ròiti son 

 costruiti in modo del tutto simile a quelli descritti nella Nota sopra citata. Il numero n 

 di oscillazioni complete era di circa 126 per secondo. 



L'andamento regolarissimo dei diapason rendeva facile 1' esecuzione di queste 

 misure. Tuttavia per giudicare del grado di esattezza raggiunto nella determinazione 

 del valore assoluto di C, occorre indicare con quale precisione potevamo misurare i 

 vari elementi della formula sopra riportata. 



1. Determinazione del tempo. — La durata delle vibrazioni del diapason si deter- 

 minava col metodo Duhamel, appena cessata un'esperienza di misura della capacità, 

 registrando contemporaneamente su d' uno stesso cilindro girante le vibrazioni del 

 diapason stesso, per mezzo di una molletta di ottone portata da uno dei rebbi, e le 

 oscillazioni del pendolo di un cronometro di Graham , mediante un avvisatore elet- 

 trico di Verdin. 



Questo pendolo fu regolato esattamente col tempo medio mediante un crono- 

 metro della R. Marina, gentilmente favoritoci dal Comando della R. Accademia navale 

 di Livorno. 



L'esame delle grafiche ottenute ci dava il valore di n con esattezza di 0,2 per 

 mille, poiché per ogni grafica si contavano le vibrazioni compiute in 10 o in 12 secondi, 

 e non si poteva sbagliare di più di 2 o 3 decimi di vibrazione. In tutte le misure 

 da noi fatte si è constatato che rimanendo le stesse le condizioni del diapason, esso 

 manteneva la sua nota assolutamente costante. 



2. Determinazione della resistenza d. — Questa misura è stata fatta per mezzo 

 del ponte Elliott N. 1381, che non era mai stato adoperato — da quando fu acqui- 

 stato — con f. e m. superiore a 2 volta. Anche nelle misure attuali, la corrente 

 era fornita da un solo accumulatore Tudor assai stanco. Tal ponte è graduato in 

 unità B.A a 16° C, e, secondo le indicazioni fornite dalla Casa Elliott, il coefficiente 

 di temperatura del filo di platino-argento da cui son formate le spire è 0,0003. 



(1) ' Phil. Trans, of the R, Soc. „, partili, p. 707, 1883. 



(2) " N. Cim. „ (3), 21, p. 137, 1887. 



