27 



SULLE SCARICHE OSCILLATORIE 



361 



Poiché si è usato il ponte senza reocordo, le resistenze necessarie a raggiungere 

 l'equilibrio al galvanometro si deducevano da quelle che si dovevano introdurre nel 

 ramo d perchè la deviazione cambiasse di segno. 



Abbiamo ottenuto i dati relativi a queste misure da esperienze numerose ese- 

 guite in giorni diversi, sia tenendo ambedue le armature del condensatore isolate, 

 sia ponendone una al suolo. 



In tutte quante abbiamo fatto uso di un galvanometro Du Bois e Rubens coi 

 rocchetti in serie, della resistenza complessiva di 87 B.A, ai quali abbiamo aggiunto 

 una resistenza di 3000 Ohm B.A. 



In alcune misure abbiamo anche adoperato un altro ponte, pure di Elliott, che 

 è stato accuratamente tarato mediante quello sopra indicato. 



Per risparmio di spazio riportiamo qui una sola delle tabelle relative alla deter- 

 minazione del valore di d. 



I due condensatori in quantità con una delle armature a terra. 

 Galvanometro Du Bois e Rubens: 



Vibrazioni del diapason n = 126,56. 



Temperatura 



9 



a 



b 



d 



Deviazioni del galvanometro 



da a 



23°,9 



3087 



10 



10000 



500 



248 





262 





» 



•) 



» 



520 



248 





231 





n 



n 



» 



510 



248 





247 





!) 





» 



509 



248 





248 





n 



» 



1 



508 



248 





249,5 



Valore corrispondente all'equilibrio 509 



23°,9 



3087 



10 



10000 



505 



248 





255 





n 





510 



249 





246 



» 



» 





508 



249 





251 



!» 





n 



509 



249 





248 



Valore corrispondente all'equilibrio 508,7 

 Sehie II. Tom. LI. 



