364 



ANGELO BATTELLI — LUIGI MAGRI 



30 



I valori delle resistenze scritti nelle presenti tabelle sono espressi, come dicemmo, in 



unità B.A. ; perciò i valori medi di C y vanno corretti dividendoli per 



104,83 

 106,3 



= 0,98617, 



che è il rapporto che passa fra le unità del nostro ponte e l'Ohm internazionale. 

 Cosicché avremo per 



Condensatori I e II in quantità 0,015750 microf. 



Condensatore N. I 0,0079763 , 



N. II .... 0,0078849 „ 



• 



17. — Riassumendo possiamo scrivere nel seguente quadro i valori delle capacità 

 ottenuti coi diversi metodi. 



A) I due condensatori in quantità. 



C dedotta dal confronto col campione Latimer-Clark 14388 

 Capacita < 



f dedotta dalle nostre misure col ponte . . 14175 



Unità elettrostatiche Microfarad. 



[C. G. S.] 



0,015987 

 0,01575 



B) II solo condensatore N. 1. 

 Capacità . dedotta dalle misure col ponte . 



C) Il solo condensatore N. 2. 

 Capacità . dedotta dalle misure col ponte . 



7178 



7096 



0,007976 

 0,007885 



La somma delle capacità dei condensatori N. 1 e N. 2 concorda quindi abba- 

 stanza con quella dei due condensatori riuniti in quantità, tanto più se si considera 

 che la misura delle capacità di ciascun condensatore singolo presenta minore sicu- 

 rezza, in causa del loro piccolo valore; e che la prossimità fra i due condensatori 

 esercita una debole influenza sulla capacità di ciascuno di essi. 



L'esiguità della differenza fra il valore assoluto da noi trovato col metodo del 

 ponte e quello dedotto per confronto col campione Latimer-Clark si può ritenere come 

 riprova dell'esattezza delle nostre misure. Tale differenza deriva probabilmente da che 

 il campione può avere subito una leggera variazione nei 15 anni trascorsi da quando 

 il Prof. Roiti esegui le sue esperienze, e dal fatto che, nelle esperienze di confronto, 

 la carica durava 1", mentre in quelle eseguite col ponte durava solo Vsoo circa di sec. 

 In queste ultime ci si avvicinava quindi maggiormente alle condizioni in cui il con- 

 densatore funzionava durante la misura del periodo di oscillazione. 



Riteniamo quindi che il valore da adottarsi nei nostri calcoli sia quello dedotto 

 dalle nostre misure assolute, e cioè: 



Pel condensatore N. 1 



N. 2 



Per due condensatori in quantità 

 „ in serie 



U. E. [C. 6. S.] 

 7178 

 7096 

 14175 

 3568 



Microfaraday 

 0,007976 

 0,007885 

 0,01575 

 0,003965 



18. — A questi valori della capacità del condensatore debbono aggiungersi quelli 

 della capacità delle altre porzioni del circuito ; ma, entro i limiti della precisione delle 

 nostre misure, il più delle volte si può senz'altro trascurare questa aggiunta. Infatti 



