31 



SULLE SCARICHE OSCILLATORIE 



365 



il caso, in cui nello nostre esperienze questa capacità supplementare aveva il massimo 

 valore, era quello nel quale il circuito di scarica era costituito da un filo lungo 

 cm. 1594 del diametro di cm. 0,08 e disteso in forma di quadrato, a 85 cm. di distanza 

 dalle pareti della stanza in cui si facevano le misure. 



La capacità di questo filo calcolata in misura elettrostatica colla formula 



(dove r è il raggio del filo, l la sua lunghezza e d la distanza dalle pareti) riesce 

 uguale a cm. 97. In questo caso abbiamo tenuto conto di siffatta correzione, negli 

 altri casi essa è riuscita addirittura trascurabile, di fronte alla capacità del conden- 

 satore che in nessuna disposizione scendeva al di sotto di cm. 3568. 



D) Resistenza del circuito metallico e della scintilla. 



a) Principio del metodo. 



19. — In queste prime ricerche il valore della resistenza dei circuiti da noi usati 

 era trascurabile per il calcolo del periodo d'oscillazione colla formula di Thomson. Ma 

 invece la cognizione del valore esatto della resistenza offerta dalle 

 parti metalliche alle scariche oscillatorie ci era indispensabile come 

 elemento di confronto, per poterne dedurre la resistenza effettiva della 

 scintilla. 



Tale confronto è stato da noi fatto misurando la quantità di 

 calore, che una stessa scarica svolgeva, sia nelle singole parti metal- 

 liche, sia nella scintili tal uopo ci siamo serviti di speciali 

 calorimetri. 



3) Calorimetri. 



20. — Calorimetri a circuito metallico. — Quelli che ado- 

 perammo per la misura dell'energia che veniva svolta nelle parti 

 metalliche del circuito avevano la forma indicata nella fig. 8. 



Il filo rettilineo o la spirale attraverso ai quali si scaricava il 

 condensatore terminavano in due corti fili di platino saldati a fuoco 

 alle due estremità di un tubo di vetro. 



A questo tubo era unito, in posizione verticale, il cannello capil- 

 lare calibro C, opportunamente diviso e saldato nella parte inferiore 

 ad un tubo più largo, a cui era unito il robinetto R : a quest'ultimo, 

 per mezzo di un tubo di gomma, era congiunto il piccolo serbatoio di 

 mercurio M. Tutto il tubo T, l'interno del tubo su cui era avvolta 

 la spirale e parte del cannello capillare C erano riempiti di toluolo. 



Il mercurio arrivava almeno un cm. al di sopra del robinetto R: 

 ciò che permetteva di regolare l'altezza del toluolo nel cannello capil- 

 lare C, e d'impedire che questo sfuggisse dal robinetto R. Attorno al calorimetro cosi 

 formato fu posto un manicotto di vetro, per rendere regolare lo scambio di calore con 



Fig. 8. 



