368 



ANGELO BATTELLI — LUIGI MAGRI 



34 



la spirale presentava per correnti continue (resistenza che si misurava con un ponte 

 Elliott), si calcolava l'energia spesa nella spirale, e quindi si otteneva la corrispon- 

 denza fra questa energia e lo spostamento della colonna di toluolo nel calorimetro ; 



b) Pel calorimetro a scintilla si procedeva allo stesso modo, dopo aver però 

 collegato i due estremi dello spinterometro con una spiralina di costantana, della 

 quale si conosceva la resistenza. 



Le letture dei calorimetri — fatte a distanza con cannocchiale — si effettuavano 

 in ambedue i casi, determinando di minuto in minuto gli spostamenti che la sommità 

 della colonna di toluolo presentava cinque minuti prima di cominciare l'esperienza, 

 durante l'esperienza, e cinque minuti dopo. 



Tanto il passaggio della corrente continua nelle esperienze di campionamento, 

 quanto quello delle scariche nelle esperienze di misura definitive, non durava più di 

 40 secondi. 



Le letture si facevano sempre di notte, perchè le variazioni di temperatura nella 

 stanza fossero le minori possibili. 



Nelle tabelle che seguono riporteremo una delle serie di misure fatte pel cam- 

 pionamento dei nostri calorimetri, per mostrare quale è il grado di precisione a cui 

 siamo giunti. In queste tabelle il valore a segnato nella 6 a colonna, pei calorimetri 



a spirale è stato calcolato con la formola c = S — s ~^ s , dove con S è indicato lo 



fi 



spostamento subito dal menisco del toluolo nel minuto comprendente i 30" durante i 

 quali passava la corrente, e con s e s' sono indicati gli spostamenti nel minuto pre- 

 cedente e nel minuto seguente a quello in cui passava la corrente. 



Poiché, cessata la corrente, il menisco riprendeva subito il suo andamento rego- 

 lare e quasi del tutto uguale a quello che presentava prima che passasse la corrente, 

 si può ritenere che il valore cosi corretto, dia con approssimazione sufficiente, lo 

 spostamento effettivo dovuto al riscaldamento provocato dalla corrente nella spirale. 



Pel calorimetro a scintilla invece, l'andamento del menisco, successivamente al 

 passaggio della corrente, non ritornava subito identico a quello che si aveva avanti 

 in causa sia del riscaldamento delle sferette dello spinterometro, sia del riscaldamento 

 dell'aria e delle pareti di vetro dell'involucro interno. Quindi, per questo calorimetro, 

 il calcolo dei valori segnati nella 6 a colonna si è fatto mediante la formula 



O = n s + n, +l n s+r ^ ; 



dove n, è lo spostamento osservato nel minuto s esimo , in cui passava corrente, n,_ u 

 n,_ 2 , n,_ 3 ... sono gli spostamenti osservati nei minuti precedenti, ed n, +l , n s+2 ...n, +r 

 gli spostamenti osservati negli r minuti seguenti, fino a che l'andamento del menisco 

 non fosse tornato prossimamente quello che si aveva avanti il passaggio delle scariche. 



Ordinariamente però bastavano soltanto due o tre minuti perchè si avesse il 

 ritorno all'andamento primitivo. 



Quando si avevano in circuito i calorimetri a spirale soltanto, si facevano le 

 letture di minuto in minuto, e la corrente passava per 30 s ogni tre minuti. Quando 

 era in circuito anche il calorimetro a scintilla la corrente passava ogni 5 o 6 minuti 

 soltanto e le letture si facevano di minuto in minuto. 



