37 



SULLE SCARICHE OSCILLATORIE 



371 



Dai risultati riportati nelle tabelle precedenti si deduceva facilmente la quantità 

 di calore 



i*. r . t 



che si svolgeva durante il tempo t. 



Questa quantità, divisa pel numero N delle divisioni corrispondenti allo sposta- 

 mento medio corretto, a, cioè per la media dei valori contenuti nella 6 a colonna delle 

 precedenti tabelle, dava la costante del calorimetro. Per avere la costante definitiva 

 si faceva la media delle medie di tre serie simili a quelle riportate nelle precedenti 

 tabelle. 



23. — In tal modo, dalle misure sopra riportate, abbiamo ricavato per il calo- 

 rimetro a spirale metallica N. 1 



r _ 0,514' X0>401X 30 _ n n . 7r . 



Gl - l^xnM - °' 0b7 ° ; 



per il calorimetro ad aria 



p _ 0,527» X 0,378X30 _ ft ft . qi 



Per ogni calorimetro, come si è detto, sono state fatte almeno tre determinazioni 

 simili a quelle riportate nelle precedenti tabelle, ad intervalli di tempo abbastanza 

 distanti tra loro. Per le costanti del calorimetro N. 1 abbiamo avuto i valori: 



0,0670 0,0670 0,0664 



la cui media è 



C\ = 0,0668 in piccole calorie. 



Per il calorimetro a scintilla i valori ottenuti furono: 

 0,0431 0,0426 0,0429 



la cui media è 



C, = 0,0429. 



Per gli altri 3 calorimetri si ricavarono i valori medi finali: 

 per il calorimetro N. 2 



C 2 = 0,0876 ; 



per il calorimetro N. 3 



C $ = 0,0871; 



per il calorimetro N. 4 



<7 4 = 0,0399. 



ò) Resistenza delle parti metalliche 

 e sua dipendenza dalla natura della scarica. 



24. — Abbiamo già accennato all'importanza che aveva per le nostre ricerche 

 la cognizione esatta della resistenza delle parti metalliche del circuito di scarica. 



