47 



SULLE SCARICHE OSCILLATORIE 



381 



IL DISPOSIZIONE E ANDAMENTO GENERALE DELLE ESPERIENZE 



31. — Ci resta ora da riferire l'andamento generale delle esperienze e i resul- 

 tati ottenuti per la misura del periodo di oscillazione. 



Poiché contemporaneamente alla misura del periodo abbiamo molte volte ese- 

 guito anche quella del calore svolto nelle diverse porzioni del circuito, accenneremo 

 qui la disposizh^ne sperimentale completa da noi adottata, che è quella indicata dalla 

 tavola I. 



In M è la macchina elettrica, che ha un elettrodo in comunicazione col suolo e 

 l'altro elettrodo riunito ad una delle armature del condensatore, per mezzo di un'asta 

 di legno. 



W è 1' elettrometro, R il calorimetro a spirale metallica , S il calorimetro, a 

 scintilla, 6r è il galvanometro balistico per la misura della carica residua, P il pendolo 

 per stabilire al momento voluto la comunicazione fra il condensatore e questo galva- 

 nometro. Allorché non si eseguivano misure calorimetriche, il quadrato o il cerchio 

 che costituivano il circuito metallico erano introdotti al posto dei calorimetri metallici, 

 e la scintilla in S avveniva nell'aria. 



Le esperienze, quando si eseguivano anche le misure calorimetriche, procedevano 

 nel modo seguente. 



Si prendevano dapprima 3 o 4 fotografie di scariche, indi introdotto lo spintero- 

 metro a scintille entro il calorimetro, e fatte avvenire nuovamente le scariche, si 

 procedeva alla lettura contemporanea del calorimetro a spirale metallica, del calori- 

 metro a scintilla e dell'elettrometro. 



Dopo ogni serie di queste letture si misurava la carica residua. Spesso terminate 

 le letture anzidette, si ripetevano le fotografie della scintilla. 



Riportiamo qui un esempio del modo col quale venivano fatte le letture. 



Esperienza N. 32. 



Nel circuito è inserita la spirale N. 3 L T = 17460 



Si adoperano due condensatori in cascata C = 3568 



Valori dati dalla misura del periodo sulle lastre 111 a 116. 



Prima delle letture ai calorimetri. 



dalla lastra K 111 . . . . 0,00000169 

 „ N. 112 ... . 0,00000169 

 „ N. 113 ... . 0,00000170 



Dopo le letture ai calorimetri. 



dalla lastra N. 114 . . . . 0,00000170 



„ N. 115 ... . 0,00000167 



„ N. 116 ... . 0,00000166 



Media . . 0,00000169. 



