73 



SULLE SCARICHE OSCILLATORIE 



407 



Modo per ottenere la costanza del potenziale. 



41. — Gli elettrodi da noi adoperati per la scarica, dopo vari tentativi, ebbero 

 la forma di cilindretti di 3 mm. di diametro terminanti in calotte sferiche. Ci riuscì 

 molto difficile, stante la piccolezza degli elettrodi, far sì che il potenziale di scarica 

 si mantenesse per ogni serie di esperienze abbastanza costante. Con elettrodi di allu- 

 minio, di cadmio, di ferro, ecc., ecc., le alterazioni superficiali erano così rapide e il 

 ritardo di scarica, quando le scintilline avvenivano nell'interno del calorimetro, così 

 grande e così variabile, da rendere impossibile di attribuire alla deviazione media un 

 valore attendibile. Quindi, nel caso in cui dovevamo eseguire misure calorimetriche, 

 anche per evitare fenomeni di ossidazione, abbiamo trovato molto convenienti elettrodi 

 di platino, e meglio di platino-iridio. 



Per diminuire notevolmente il ritardo della scarica, ponemmo sia nell'interno 

 del calorimetro a scintille, sia a poca distanza dall'intervallo di scarica, quando si 

 faceva la fotografia, un piccolo tubetto di celluloide contenente un poco di sostanza 

 radioattiva. L' azione di tale sostanza era così efficace che i successivi potenziali 

 di scarica erano pochissimo diversi fra loro, e permettevano di ottenere una buona 

 media per il valore del potenziale di scarica, purché la superficie degli elettrodi non 

 fosse troppo alterata. 



Ad ogni modo, perchè le letture calorimetriche fossero attendibili, era necessario 

 che le scintille si producessero abbastanza lentamente da permettere all'ago di seguire 

 le variazioni del potenziale. Per questo motivo non abbiamo potuto fare tutte le volte 

 le letture stesse contemporaneamente a quelle calorimetriche, nelle quali invece occor- 

 reva che le scintille si succedessero con sufficiente rapidità. E abbiamo quindi eseguito 

 in molti casi la determinazione dei potenziali di scarica immediatamente prima e dopo 

 ogni serie di letture calorimetriche, riscontrando sempre un buon accordo fra le let- 

 ture anteriori e quelle che venivano fatte dopo. 



Ottenemmo poi il valore assoluto del potenziale di scarica, campionando il nostro 

 elettrometro, con un buon elettrometro assoluto a bilancia di lord Kelvin, costruito 

 appositamente per potenziali dell'ordine di grandezza di quelli usati da noi. 



A seconda delle differenze di potenziale che si dovevano misurare, si regolava 

 l'elettrometro in modo che la sua costante assumesse il valore 1,505 o il valore 2,71. 



42. — Riportiamo, come esempio, una tabella. 



