SULLE SCARICHE OSCILLATORIE 



409 



Galvanometro per la misura della carica residua. 



43. — Ma per poter conoscere con esattezza la porzione di energia che interviene 

 realmente nella scarica, era necessario, come dicemmo, determinare anche il valore 

 della carica residua. 



A tal uopo il condensatore veniva caricato mediante una grande macchina doppia 

 di Holtz, mantenuta in moto lento e uniforme per mezzo di un motore elettrico. 

 Quando si voleva determinare la carica residua, perchè il condensatore non si cari- 

 casse troppo rapidamente, il più delle volte, invece di fare una comunicazione diretta 

 colla macchina, si affacciava un polo della macchina stessa, terminato in punta, ad 

 un elettrodo piano comunicante con una delle armature del condensatore. L'altra 

 armatura era posta al suolo. 



Dopo aver stabilita nel modo voluto la distanza fra gli elettrodi dello spinte- 

 rometro, si regolava la velocità del motore affinchè le scintille scoccassero nello 

 spinterometro a circa due o più minuti primi l'una dall'altra. Dopo di che si proce- 

 deva all'esperienza di misura. E cioè, appena era scoccata la prima scintilla nello 

 spinterometro, si lasciava cadere un corto pendolo opportunamente disposto, in modo 

 che venisse stabilita la comunicazione fra il condensatore e uno dei reofori di un 

 galvanometro balistico, il secondo reoforo del quale era derivato al suolo. 



Per ottenere un buon isolamento e una completa protezione dell'ago dalle azioni 

 elettrostatiche, il telaio del galvanometro era formato con due soli strati di filo 

 coperto da un grosso involucro di guttapercha, e l'ago (costituito da uno specchiettino 

 d'acciaio magnetizzato) era chiuso in un cilindro la cui superficie laterale era di rete 

 metallica e le cui basi eran di ottone. Le letture si facevano attraverso una sottile 

 fenditura praticata in una delle basi. 



Nelle nostre esperienze, in cui le scintille non superarono mai la lunghezza di 

 5 mm. e la resistenza del circuito era piccolissima, la carica residua, che era quella 

 dovuta soltanto alla quantità di elettricità che non poteva essere scaricata dalla 

 scintilla stessa, risultò costantemente trascurabile, cioè inferiore sempre al centesimo 

 della carica iniziale. 



Energia disponibile e sua ripartizione nel circuito di scarica. 



44. — Il lavoro speso per conferire il potenziale V al condensatore di capacità ( '. 

 rappresenterebbe l'energia effettivamente disponibile e si dovrebbe quindi ritrovare 

 nella scarica, se nessuna parte ne venisse dissipata nel dielettrico, al di fuori del 

 circuito metallico e della scintilla. 



Questa dissipazione dell'energia può raggiungere valori sensibili nei condensatori 

 a dielettrico solido , e non si conosce invero un metodo sicuro per calcolarla ; poiché 

 i metodi che si adoprano per le ordinarie correnti alternate delle macchine indu- 

 striali non sono applicabili al caso presente e il metodo di Wulf (1) — che si basa 

 sulla determinazione del coefficiente di smorzamento dell'ampiezza di oscillazione, 



(1) " Wien. Ber. „ 105, II a, p. 667, 1896. 

 Serie II. Tom. LI. 



