A Brunigs se le debe el primer modelo de bronco- 

 esofagoscopio, que le presentó en 1908 a la Sociedad 

 de Alemania del Sur en Hesdelberg. En julio del mismo 

 año, Sebileau manda al Jefe de su Clínica Lemaitre a 

 que tomara parte en los servicios de Friburg y Albert 

 Strasse y^que estudiase los nuevos procedimientos em- 

 pleados en las clínicas de Viena y Alemania. Lemaitre 

 tiene la fortuna de asistir a la lección inaugural de la 

 cátedra que obtuvo Brunigs; trabaja con este profesor, 

 aprovecha de sus instrucciones, se fija en las modifica- 

 ciones del método e instrumentos y luego regresa a 

 Francia. 



La instrumentación de Brunigs, consta de un puño 

 o mango electroscópico, de tubos endoscópicos, de pin- 

 zas de extracción y más accesorios para la bioncoesofa- 

 goscopia. Al puño va adherido un ingenioso aparato 

 portátil de iluminación, compuesto de una lámpara de 

 diez voltios de la que parten rayos a una lente que los 

 converge; y, después de reflejarse en un espejo, pro 

 ducen la iluminación del interior del tubo endoscópico 

 y cuya fuerza luminosa se debe a la supcrposisión de 

 filamentos metálicos entrecruzados a 60 grados. Por 

 un mecanismo muy sencillo se puede alejar o aproximar 

 el foco de la lente para obtener la distancia que sea 

 necesaria. El espejo se halla incrustado en una espe- 

 cie de capuchón, movible en sentido anteroposterior y 

 circular, y tiene una perforación en el centro para po- 

 der ver o apreciar por el tubo la parte que se explora. 



Dos ventajas presenta el mango electroscópico; la 

 una relativa a su forma que permite un fácil manejo; y 

 la otra el ser paralelo a los tubos endoscópicos, que fa- 

 vorecen los movimientos de retracción y descenso in- 

 dispensables en estas exploraciones* Los tubos endos- 

 cópicos son de dos clases; espátulas e internos o de 

 prolongación, el tubo espátula tiene de 10 a 25 centí- 

 metros de longitud por 7, 3, 8¿, jo, i i y 14 milímetros 

 de diámetro: la extremidad superior es cortada obli- 

 cuamente, a fin de evitar la refracción de los rayos 

 luminosos hacia el ojo del observador. Tiene una pie- 

 za metálica que se articula al mango y se fija, por me- 



