Das Thermometer. 



35 



Das Thermometer ist für nicht allzu hohe Wärmegrade das zuver- 

 lässigste, beste und einfachste Wärmemesswerkzeug und für den Gärt- 

 ner unentbehrlich. 



Die Brauchbarkeit des Thermometers hängt ab von: 



1. Der durchweg gleichen inneren Weite der auf seiner Kugel ste- 

 henden Röhre. 



2. Yon der Reinheit des in ihm steckenden Quecksilbers. 



3. Von dem völligen Freisein des in ihm enthaltenen Quecksilbers 

 von Luft. Es dürfen sich daher weder in seiner Kugel Bläschen zeigen, 

 noch die Quecksilber-Säule in seiner Röhre an irgend einer Stelle Tren- 

 nungen oder mit Luft gefüllte Stellen enthalten. 



4. Der Raum der über dem Quecksilber steht, muss luftleer sein. 

 Dies kann man dadurch untersuchen, dass man das Thermometer in um- 

 gekehrte Lage, d. h. mit der Kugel nach oben bringt. Ist seine Röhre 

 weit genug, so wird das Quecksilber durch seine eigene Schwere aus 

 der Kugel nach unten in die Röhre fallen. Ist seine Röhre aber sehr 

 enge, so wird das Quecksilber durch die Anziehungskraft (Adhäsion) 

 der inneren Glaswärme der Röhre oft so festgehalten, dass seine eigene 

 Schwere nicht ausreicht, diese Anziehungskraft zu beseitigen, und es fällt 

 daher nicht in das untenstehende Rohr. In diesem Falle muss man es 

 durch leichte Erschütterungen oder durch sanftes Aufstossen zwingen in 

 die Röhre hinein zu treten. Fällt nun das Quecksilber durch diese um- 

 gekehrte Lage des Thermometers bis in die äusserste Spitze der Röhre, 

 ohne irgend einen Raum übrig zu lassen, so ist dies ein Zeichen, dass 

 der Raum, der sich zwischen dem Quecksilber und der Schlussspitze der 

 Röhre befand, luftleer war, wie er es sein muss. 



5. Der Gefrier- und Siedepunkt muss zuverlässig und genau be- 

 stimmt sein. 



6. Die Eintheilung zwischen dem Siedepunkt und Gefrierpunkt und 

 ihre Ueb ertragung über den letzteren hinaus muss genau sein. 



7. Das Thermometerrohr muss so am oder auf dem Eintheilungs- 

 zeiger (Scala) befestigt sein, dass es weder aufwärts noch abwärts, we- 

 der rechts noch links rutschen kann, sondern unverrückt stehen bleibt. 



8. Die Kugel der Röhre muss so frei wie möglich liegen, um überall 

 der Luft zugänglich zu sein. 



Wenn die wesentlichen Bedingungen auch durchweg beibehalten 

 werden müssen, so lässt doch die äussere Ausstattung des Termometers 

 so manche Veränderung zu, und wir sehen sie daher im Handel in der 

 verschiedensten Form, vorzüglich in Bezug auf die Eintheilungszeiger 

 vorkommen. 



Die einfachsten Thermometer sind die mit hölzernem Eintheilungs- 

 zeiger. Derselbe besteht aus einem Brettchen, auf dem das Rohr befe- 

 stigt ist, auf dem Brettchen selbst befindet sich durch wasserfeste Farben 

 hergestellt die Eintheilung, die oft der noch grösseren Sicherheit wegen 

 mit Lack überzogen ist. Diese Thermometer lassen sich nur für trok- 



3* 



